ZUR GALVANOMETRIE. 59 
dass sein Etalonwiderstand zu dem Ja co bischen sich so wie 1000 : 661,8, 
woraus der Jacobische Etalonwiderstand = 6788000 folgen würde. 
er 
Doch bemerkt Siemens selbst, dass ihm der Jacobische Normaletalon nicht 
zu Gebote gestanden hätte, sondern dass er sich mehrere Copien desselben 
verschaft habe, die aber sehr von einander differirt hätten. Hierin dürfte 
wohl hauptsächlich der Grund der über 12 Procent betragenden Abweichung 
zu suchen sein, da der Fehler der früheren Messung höchstens auf 2 bis 3 
Procent zu veranschlagen sein dürfte. Jedenfalls kann dieser Fall als Beleg 
dienen, wie wichtig eine zweckmässig eingerichtete Anstalt zur allgemeinen 
Verbreitung übereinstimmender genau geprüfter Widerstands -Etalons und 
Skalen sein würde. 
20. 
Beschränkt man sich blos auf die Betrachtung der Art. 16 angeführten 
galvanometrischen Beobachtungen, so ergiebt sich der mittlere Fehler eines 
an der Skale gemessenen Abstandes = 0,092 Skalentheil, wonach die Art. 17 
betrachteten Abstände 
2a = 305,436 + 0,092 
2% = 184,178 + 0,092 
erhalten werden. Hieraus ergiebt sich dann ferner 
- à = 0,023503 (1 + z3) 
: b = 0,014186 (1 + sory) 
und endlich die Art. 18 betrachtete,- durch einen Induclionsstoss der. Nadel 
eriheilte Drehungsgeschwindigkeit y und das Decrement der 
a Ai 
y = 0,0033304 (1 + pap 
Ai = 050487 (1 + stg) 
Könnte nun die Empfindlichkeit des Galvanomelers nach den im vorigen Ab- 
schnitte entwickelten Vorschriften noch gesteigert werden, so dass der Abstand 
2a = 1000 + 0,92 
erhalten würde, und könnte zugleich auch. die Dämpfung so verstärkt wer- 
den, dass Aı = 1 wäre, also 
H2 
