60 WILHELM WEBER, 
2b = 367,9 + 092; 
so würde auf dieselbe Weise der mittlere Fehler von y 
| | = + prz Y 
der mittlere Fehler von Aı 
= + pr À 
erhalten werden, was als ders höchste Grad der Genauigkeit betrachtet 
werden kann, mit welcher sich diese Resultate der galvanometrischen Beob- 
achtungen bestimmen lassen, jedoch nur dann, wenn Empfindlichkeit: und Däm- 
pfung auf die angegebene Weise regulirt werden. Auch sind Fehler der 
Skalentheilung so wie der Messung des Abstandes des Spiegels von der Skale 
hiebei gar nicht in Betracht gezogen, weil sie nicht zu den rein galvanome- 
trischen, sondern zu den Hülfsbeobachtungen zu rechnen sind. 
Endlich ergiebt sich aber aus der Beschreibung des Apparats, mit wel- 
chem die eben betrachteten Beobachtungen gemacht worden sind, wie leicht 
die verlangte Empfindlichkeit und Dämpfung wirklich herzustellen wäre. Denn 
es ist schon Art. 16 erwähnt worden, dass dieser Apparat von den im vori- 
gen Abschnitt vorgeschriebenen Regeln wesentlich nur darin abwich, dass 
dabei ein schon vorhandener genau bekannter Inductor benutzt wurde, dessen 
Widerstand bedeutend, nämlich fast 4Mal, grösser war als der des Multipli- 
cators. Es hätte daher nur der Querschnitt des Inductordrahts in dem Ver- 
hältniss von 3 : 8 brauchen vergrössert zu werden, so würde der Wider- 
stand der ganzen Kette in dem Verhältniss von 8 + 2:3 + 2 vermindert 
worden sein, wodurch die Empfindlichkeit sowohl wie die Dämpfung im um- 
gekehrten Verhältniss, nämlich in dem von 1:2, vergrössert worden wären. 
Es ergiebt sich sogar, dass die Empfindlichkeit sowohl wie die Däm- 
pfung leicht noch weit über die vorgeschriebenen Grenzen hinaus gesteigert 
werden könnten, wodurch also die über diese Grenzen Art. 9 ie 
Vorschriften zu wirklicher Anwendung kommen würden. 
Es a. sich hieraus schliesslich, dass es nicht an den galvanometri- 
schen Beobachtungen liegt, wenn bei Befolgung der vorgeschriebenen Regeln 
der absolute Werth eines gegebenen Etalon-Widerstands nicht mit grosser 
Sicherheit und Genauigkeit erhalten würde; denn der aus diesen Beobachtun- 
gen allein entspringende Fehler würde nach obigen Angaben nur etwa zz%5 
