ZUR GALVANOMETRIE. 61 
des ganzen Widerstands betragen; im Gegentheil wird es schwer halten die 
übrigen Beobachtungen, namentlich die magnetischen, zur Bestimmung der 
Intensität der horizontalen erdmagnetischen Kraft am Orte und zur Zeit der 
galvanometrischen Beobachtungen, mit entsprechender Genauigkeit auszufüh- 
ren, woraus also hervorgeht, dass die unvermeidliche, aus der Bestimmung 
des Erdmagnetismus herrührende, Unsicherheit im absoluten Werthe des ge- 
gebenen Etalon- Widerstandes durch die Unsicherheit der nach den vorge- 
schriebenen Regeln ausgeführten galvanometrischen Messung nicht beträchtlich 
vergrössert werden würde, wonach also der Hauptzweck dieser Abhandlung, 
nämlich darzulegen, wie dieses Ziel zu erreichen, als erfüllt betrachtet wer- 
den darf. 
IV. Copierungs - Methoden. 
21. 
Aus den beiden vorhergehenden Abschnitten ergiebt sich, dass ein gal- 
vanometrischer Apparat zur absoluten Widerstandsmessung in höchster Zweck- 
mässigkeit sich nur ‚für die Messung eines bestimmien Etalonwiderstandes her- 
stellen lässt, was auch genügt, weil es bei der Vergleichbarkeit der Wider- 
stände aller Körper untereinander nur der genauen Kenntniss eines solchen 
"Etalon-Widerstandes nach absolutem Maasse bedarf, um mittelbar zur Kennt- 
niss von den absoluten Widerstandswerthen ‚aller Körper zu gelangen und 
alle möglichen Anwendungen davon zu machen. _ 
Für die Wahl und Festsetzung eines solchen Etalon — Widerstandes gel- 
ten aber dieselben Regeln, wie für die Wahl und Festsetzung von Grund- 
maassen anderer Grössenarten: nur solche Grössenarten sind zur Aufstellung 
von Grundmaassen geeignet, von welchen sich vorhandene Grössen unver- 
ändert erhalten; von einem Ort zum andern beliebig versetzen, und durch 
eine Methode feinster Copierung vervielfältigen lassen. Ueberall, wo diesen 
Bedingungen genügt werden kann, dürfte auch die Feststellung eines solchen 
