64 WILHELM WEBER, 
Nur muss es möglich sein ein solches Grundmaass auch wirklich zur 
allgemeinen oder wenigstens zu einer sehr ausgedehnten Geltung zu bringen. 
Die einzige Möglichkeit hiezu ist aber in der Vervielfältigung des Etalons 
durch Copierung gegeben, wenn eine Methode vorhanden ist, welche gestattet, 
alle danach hergestellten Copien für alle praktischen Zwecke als vollkommen 
identisch zu betrachten. Ohne Zweifel ist also auch für galvanische Wider- 
stände die Aufstellung eines Grundmaasses sehr wünschenswerih, es bedarf 
aber dazu vor Allem der Prüfung, ob die Copierungs- Methoden der Wider- 
stände dem angegebenen Zwecke genügen. Diese Prüfung wird mit Rück- 
sicht auf unsere Untersuchung noch nöthiger, weil die Drahtkette unseres 
galvanometrischen Apparats selbst keineswegs geeignet ist, zum Grundmaass 
zu dienen, da sie nicht beliebig‘ von einem Ort zum andern verseizt werden 
kann; diese Drahtkette soll daher gleichfalls eine solche Copie des Grund- 
maasses sein, welche für alle praktischen , Zwecke mit dem Grundmaasse 
als vollkommen identisch betrachtet werden darf, so dass alle für diese Kette 
gewonnenen Bestimmungen auch für das Grundmaass gelten. 
22, 
Copierungsmethoden ohne Stromtheilung. 
Copierung beruht auf dem Urtheil über Gleichheit oder ‚Ungleichheit 
zweier Grössen. Unmittelbar aus der Definition des Widerstandes ergiebt 
sich nun eine erste Methode, über Gleichheit oder Ungleichheit zweier Wi- 
derstände zu urtheilen, nämlich. nach- folgendem Principe: der Widerstand 
zweier Leiter ist gleich, wenn durch gleiche elektromotorische Kräfte gleiche 
Ströme in ihnen erregt werden. Die Genauigkeit der auf diesem Principe be- 
ruhenden Methode ist aber 1) durch die Genauigkeit beschränkt, welche bei 
Beurtheilung der Gleichheit zweier elektromotorischen Kräfte, die. auf zwei 
verschiedene Leiter wirken, erreicht werden kann; 2) durch die Genauig- 
keit, mit welcher man die Stromintensitäten: in zwei verschiedenen Leitern 
beobachten und vergleichen kann. Die nähere Prüfung ergiebt leicht, dass 
hiedurch der Vergleichung der Widerstände viel engere Schranken gesetzt 
werden , als bei Copierung von Maassetalons zulässig erscheinen. 
Eine zweite Methode ist die der Einschaltung nach folgendem Principe: 
