ZUR GALVANOMETRIE. 65 
wenn zwei Leiter successive in dieselbe Kelte eingeschaltet werden, in welcher 
immer die nämliche elektromotorische Kraft wirkt, so ist der Widerstand der 
beiden Leiter gleich, wenn die Stromintensitäten gleich sind. — MHiebei wird, 
ausser der Definition des Widerstandes, das Ohmsche Gesetz der Summation 
der Widerstände von Leitern, welche von demselben Strome durchlaufen wer- 
den, zu Hülfe genommen. — Auch nach dieser Methode ist der Genauigkeit 
der Vergleichung zweier Widerstände eine Grenze durch die in der Beobach- 
tung der Stromintensitäten erreichbare Genauigkeit gesetzt, die auch bei An- 
wendung der feinsten Galvanometer den bei Copierung von Maass- Etalons 
zu machenden Forderungen im Allgemeinen nicht genügt, wenn sie auch für 
viele praktische Zwecke ausreicht. 
Die dritte in den folgenden Artikeln näher zu erörternde Methode end- 
lich ist die der Stromtheilung, wobei zwei Fälle unterschieden werden’ kön- 
nen, nämlich der der einfacher und der der doppelten Theilung. Die in der 
Wheatstoneschen Bräcke oder Wage in Ausführung gebrachte Methode 
beruht auf der doppelten Stromtheilung, deren näheren Betrachtung jedoch eine 
kurze Erörterung der auf einfacher Stromtheilung beruhenden Methode vor- 
ausgeschickt werden soll. 
re: 
Copierungsmethode mit einfacher Stromtheilung. 
Zur Bestimmung der nach der Methode der einfachen Stromtheilung er- 
reichbaren Genauigkeit in der Vergleichung zweier Widerstände mit einander 
muss auf das Princip dieser Methode zurückgegangen werden.. Dieses Princip 
ist folgendes: wenn ein Strom sich in zwei Zweigströme theilt und beide 
Zweigströme, jeder durch einen Multiplicator den er durchläuft, auf dieselbe 
Magnetnadel wirken, aber in entgegengesetzien Richtungen, so ist der Widerstand 
zweier von diesen Zweigsirömen durchlaufenen Leiter gleich, wenn die an der 
Magnetnadel beobachtete Totalwirkung durch Vertauschung der beiden Leiter 
keine Aenderung erleidet. -- Die Totalwirkung kann grösser oder kleiner, 
oder auch’ Null sein, woraus einleuchtet, dass die nach dieser Methode er- 
reichbare Genauigkeit in der Vergleichung zweier Widerstände von der Grösse 
der beobachteten: Totalwirkung ganz unabhängig ist. — Es werden‘ nach 
Maihemat. Classe. X- I 
