450 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



acides gras à l'état de savons d'argent qu'il pèse; qu'il reprend ensuite 

 les alcools et les éthers de lavage et qu'il en isole la cliolestérine. D'une 

 part, cette série d'opérations est beaucoup plus longue que les procédés 

 antérieurement connus : le procédé de Kumagawa-Suto, dans lequel on 

 enlève l'insaponifiable par l'éther de pétrole, le procédé plus rapide de 

 Mayer et SchîefFer, qui consiste à redissoudre l'extrait total dans l'alcool, 

 à précipiter la cholestérine par la digitonine, et à peser le complexe . 

 D'autre part, en ce qui concerne la précision du dosage, M. Fournier ne 

 nous apporte là encore aucune indication numérique comparative : rien 

 ne nous prouve, en effet, que la formation de savons d'argent dans un 

 mélange non purifié par l'éther de pétrole et qui contient des impuretés 

 de nature diverse, aboutisse à des résultats plus exacts que les méthodes 

 que nous venons de signaler. 



Au total, M. Fournier ajoute à la méthode de Kumagawa-Suto- 

 Shimidzu des opérations nouvelles qui l'alourdissent sans apporter en 

 même temps la preuve qu'elles élèvent la précision du résultat. 



Présentation d'uiv distributeur automatique des liquides, 

 Application a la réaction de Wassermann, 



par Arthur Vernes. 



Le présent appareil est essentiellement constitué par une petite 

 pompe aspirante et foulante (seringue B, fig. 1) avec un tube mobile 

 en forme de T, dont la petite branche est montée sur l'embout de la 

 seringue, et dont les deux grandes branches forment tuyaux d'aspiration 

 et de refoulement grâce à deux petits clapets en verre (A et A', fig. 1). 

 Le tout, en verre, est stérilisable. 



Lorsque la seringue est en place (fig. 2), le piston de la seringue est 

 relié à une bielle. Des butées mobiles (D et D', fig. 2) permettent de 

 régler la course de la bielle et, par suite, le volume de liquide aspiré est 

 refoulé à chaque coup de piston. Par l'intermédiaire d'un système de 

 levier oscillant à ressort, le piston de la seringue est actionné à la main 

 (manette E) ou avec la pédale. 



Jaugeable à volonté, ce distributeur automatique peut mettre en jeu 

 des seringues de toutes dimensions, il est facile à nettoyer et peut servir 

 à l'exacte répartition de toute espèce de liquides. 



Le petit modèle que je présente a été construit tout spécialement 

 pour la réaction de Wassermann ; il est même né des difficultés maté- 

 rielles si astreignantes de cette réaction lorsque l'opérateur est obligé 



