SÉANCE DU 14 MARS 



451 



p our un grand nombre d'examens pratiqués en série, de distribuer des 

 centaines de fois, avec un grand effort d'attention, la succession des 

 produits qu'il vient de titrer dans ses expériences préalables: l'emploi 

 des pipettes graduées usuelles exige un effort d'attention de tous les 

 instants. 



Dans le cas particulier du Wassermann, voici comment j'utilise le 

 petit appareil : on le règle pour débiter un volume de liquide de 0,8 ce 

 qu'il est très facile de contrôler à l'aide d'une petite éprouvette graduée; 

 si les butées sont bien réglées pour une cylindrée de 0,8, par exemple, 



B 



FiG. 1 



dix coups de piston devront mettre dans l'éprouvette graduée 8 c. c. 

 exactement. 



Ainsi chacun des liquides (préalablement titrés pour être employés à 

 la pipette sous le volume de 0,1 par exemple) sera dilué, pour servir 

 sous le volume de 0,8. 



Et l'antigène (1), le complément, le mélange ambocepteur et globules 

 rouges, pourront être répartis automatiquement. Les tubes qui ne 



(1) Je rappelle qu'une série de considérations m'ont amené à employer de 

 chaque antigène, toujours la dose la plus forte possible, et à employer tou- 

 jours plusieurs antigènes par réaction. Pour les détails de ma technique spé- 

 ciale du "Wassermann, voir mon mémoire : Les signes humoraux de la syphilis. 

 , Introduction à l'étude des conditions expérimentales du traitement de la syphilis. 

 Paris, 1913. Baillière, éditeur. 



