SÉANCK DU 9 MAI 



789 



Ton substitue à l'exploration digitale de la radiale la recherche des 

 pulsations artérielles à l'aide de l'oscillomètre. Il suffit pour cet usage 

 de raccorder la naanchette humérale de Riva-Rocci au tube de la man- 

 chette radiale de Pachon par un robinet à trois voies permettant d'inter- 

 rompre à volonté la communication entre la première manchette et le 

 reste de l'appareil et de se rendre compte ainsi, après chaque modifica- 

 tion de la pression, de la disparition ou de la réapparition à l'oscillomètre 

 des pulsations radiales. Nous utilisons habituellement cette méthode, 

 qui a été décrite récemment, avec des dispositifs divers, par plusieurs 

 auteurs, et avons pu nous convaincre de ces avantages. 



Néanmoins, la manœuvre de l'appareil ainsi modifié comporte une 

 série de mouvements dont la succession un peu lente nuit à la rapidité 



et en conséquence à l'exactitude des déterminations. Nous avons sim- 

 plifié considérablement la méthode en rendant simultanés ces mouve- 

 ments au moyen du dispositif suivant : 



Un séparateur double S extérieur à l'oscillomètre est substitué au 

 séparateur ordinaire de l'appareil de Pachon. Il permet d'écraser en 

 même temps le tube de caoutchouc du séparateur et celui de la man- 

 chette brachiale de Riva-Rocci. A cet effet, ces deux tubes passent côte à 

 côte sous une même pièce métallique commandée par un bouton de 

 pression. Un raccord muni d'un robinet R à trois directions unit la man- 

 chette humérale B, la manchette radiale AB et l'oscillomètre C, et per- 

 met de mettre en communation soit ces trois appareils, soit deux d'entre 

 eux seulement. 



Le robinet étant en position A, l'oscillomètre est en rapport avec la 

 manchette radiale seule. En position B, il est en rapport avec les deux 

 manchettes. En position C, il est en rapport avec la manchette humérale 

 seule. 



