898 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (41] 



raissent-elles en deuxième lieu et sont-elles identiques à celles cons- 

 tatées dans l'urémie. La plupart des glandes de l'organisme ayant éga- 

 raent un rôle excrétoire, leurs lésions s'expliquent de la même façon : 

 stomatite par exemple. Enfin les microbes ont libre action sur ces ter- 

 rains anémiés, intoxiqués, et à défense annihilée, ce qui complique les 

 dégâts dans les cavités normalement sepliques. 



Dispositif pour combattre l'amblyopie ex anopsia. 

 Modification au synosgope de Terrien, 



par P. Jeandelize. 



Chez beaucoup de strabiques, l'œil dévié amblyope ne fixe pas dans 

 la direction de la macula, alors que le bon œil est fermé, mais vers une 

 région extra-maculaire. M. Rémy a insisté sur ce mode spécial d'am- 

 blyopie ex anopsia au Congrès de Palerme, en 1911; il en a donné 

 l'explication et en a établi la curabilitê. On comprendra aisément 

 combien il peut être parfois difficile de rééduquer un œil, qui s'obstine 

 ainsi à faire projeter les images visuelles en mauvaise place. Ayant eu 

 l'occasion de traiter un enfant, où ce défaut était poussé à l'extrême, 

 j'ai eu ridée, pour le combattre, de me servir du synoscope de 

 M. Terrien, auquel j'ai apporté quelques modifications, qui m'ont donné 

 un résultat satisfaisant, et que je vais décrire. 



Je m'empresse de dire, que, si l'idée d'employer cet appareil comme 

 amblyosoope, m'est venue précisément au cours d'une difficulté spéciale, 

 elleavaitcependantété indiquée par MM. Terrien et Hubertdans leur livre 

 fort intéressant sur le « Traitement adjuvant du strabisme ». A la page 

 179 de cet ouvrage, parlant du traitement de l'amblyopie ex anopsia, ces 

 auteurs, en effet, préconisent l'usage du synoscope, sans toutefois indi- 

 quer comment ils se servent de cet appareil dans ce but. 



Je ne rappellerai pas la description de l'excellent appareil de M. Ter- 

 rien et, de suite, je parlerai des transformations apportées. 



J'ai fait percer la barrette transversale porte-tests (B), presque sur 

 toute sa longueur, d'une fente horizontale, haute de 1 centimètre; et sur 

 un des bords postérieurs de cette fente, le bord supérieur, j'ai fait 

 reporter la graduation en centimètres, figurée sur la face antérieure de 

 la barrette, le zéro au centre de l'appareil (graduation non indiquée sur 

 la figure). 



J'ai fait ensuite établir une série de petites plaques mélalliques rec- 

 tangulaires, sur lesquelles se trouvent représentées, en blanc sur fond 

 noir, des lettres de grandeurs variables (14, 12, 9, 7,3, 4, 3 millimètres de 

 hauteur). Ces petits tableaux, hauts de 7 cent. 5, sur 4 cent. 5, sont percés 



