72 F. Ruttrier, 



zu verfolgen. Denn einerseits sind die auftretenden Veränderungen 

 der Konzentration vielfach zu klein, um auf dem Wege der chemi- 

 schen Wasseranalyse mit Sicherheit erfaßt werden zu können, zu- 

 mal wenn man nur kleine Wassermengen zur Verfügung hat, andrer- 

 seits schließt die Umständlichkeit und Langwierigkeit der chemischen 

 Methoden in vielen Fällen die Ausführung einer größeren Anzahl 

 von Beobachtungen innerhalb eines und desselben Versuches aus r 

 so daß man auf diesem Wege meist nur zu Ausgangs- und Endwerten 

 gelangt, welche die Einzelheiten im Verlaufe des zu beobachtenden 

 Prozesses im Dunkeln lassen. 



Deshalb verdienen jene Verfahren, welche mit Umgehung der 

 chemischen Analyse brauchbare Aufschlüsse über Stoffveränderungen 

 in Nährlösungen zu geben vermögen, die Beachtung aller mit ähn- 

 lichen Problemen beschäftigten Biologen und daß die Bestimmung 

 des elektrolytischen Leitvermögens verdünnter Lösungen (eine 

 Messung, welche kaum umständlicher ist als jene der Temperatur) 

 zu diesen anzuempfehlenden Methoden gehört, soll durch ihre An- 

 wendung auf die Untersuchung gewisser Stoffwechselvorgänge bei 

 submersen Wassergewächsen in der folgenden Arbeit dargelegt 

 werden. 



Methodik. 



Obwohl Leitfähigkeitsuntersuchungen von Lösungen nach dem 

 Prinzip der Wheatstone'schen Brücke schon seit langem eines 

 der wichtigsten Hilfsmittel der physikalischen Chemie bilden, so 

 war es doch Kohlrausch vorbehalten, in seinem grundlegenden 

 Buch über das Leitvermögen der Elektrolyte 1 auch auf die große- 

 praktische Bedeutung dieser Methode besonders für den analytischen 

 Chemiker undfür den Techniker hinzuweisen. Dieses ausgezeichnete 

 und für jeden, der sich mit derartigen Messungen abgibt, ganz- 

 unentbehrliche Buch enthält alle nur wünschenswerten Angaben 

 über die nötigen Apparate und deren Gebrauch, so daß ein näheres 

 Eingehen darauf an dieser Stelle überflüssig erscheint. 



Für die vorliegende Untersuchung gelangte ausschließlich die 

 von Pleissner 2 speziell für Wasseruntersuchungen angegebene,, 

 mit Tauchelektrode und Walzenbrücke ausgestattete und in ein 

 leicht transportables Kästchen sehr zweckmäßig eingebaute Zu- 

 sammenstellung zur Verwendung, welche sich bei mehrjährigem 

 Gebrauch in jeder Hinsicht ausgezeichnet bewährt hat. 



Die diesen Messungen zugrundeliegende Einheit ist das Leit- 

 vermögen einer Flüssie-keitssäule von 1 cur Querschnitt und 1 cm 



i Kohlrausch und Holborn, Das Leitvermögen der Elektrolyte. Leipzig- 

 1898. 



2 Pleissner, Handlicher, tragbarer Apparat zur Messung des elektrorytischen. 

 Leitvermögens von Wässern, Abwässern und Salzlosungen an Ort und Stelle. Wasser 

 und Abwasser, Bd. 2, 1910. 



