74 F. Ruttner, 



Wasser vorkommenden Salze gestützten Überschlagsrechnung mög- 

 lich, durch eine einfache Bestimmung der elektrolytischen Leit- 

 fähigkeit eine Vorstellung von der Anzahl der in dem betreffenden 

 Wasser gelösten Litermilligramme zu gewinnen. 1 



Die Empfindlichkeit der Methode sei durch folgendes Beispiel 

 veranschaulicht: Nehmen wir eine - 001 -normale Lösung, etwa von 

 Kochsalz, welche 59 mg im Liter enthält und deren y. 18 . 10 4 rr 1 -08 

 ist. Die Bestimmung des Leitvermögens ist nun, auch von weniger 

 Geübten, leicht mit einer Genauigkeit von x / 2 °/ durchzuführen, was 

 in unserem Falle einer Fehlergrenze von 0* 295 mg NaCl entspricht. 

 Es lassen sich also mit unserer Methode Schwankungen von rund 

 .O'Smg Kochsalz im Liter oder, wenn man nur 100 cm 3 Lösung 

 verwendet, wie es in den hier besprochenen Versuchen meist ge- 

 schehen ist, 0' 03 mg in 100 cm 3 mühelos und sicher nachweisen. 

 Zu ähnlichen Werten gelangt man bei den anderen Elektrolyten. 



Aus diesen Andeutungen gehen die großen Vorteile des Ver- 

 fahrens klar hervor, eines Verfahrens, welches gerade dort wirkungs- 

 voll einsetzt, wo die analytischen Methoden versagen, nämlich bei 

 großen Verdünnungen. Und da die Süßwasserbiologie stets nur mit 

 äußerst geringen Konzentrationen der für das organische Leben im 

 Wasser bedeutungsvollen gelösten Stoffe zu tun hat, scheint es 

 berufen zu sein, ganz besonders diesem Wissenszweige wichtige 

 Dienste zu leisten. 



Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß in Anbetracht der 

 großen Empfindlichkeit der Methode auf möglichst reine Chemikalien 

 und auf sorgfältige Säuberung der verwendeten Gefäße streng 

 geachtet werden muß und daß bei dem Einfluß, den die Temperatur 

 auf das Leitvermögen ausübt, eine bis auf Zehntelgrade genaue 

 Bestimmung dieses Faktors nötig ist. 



Für die Mehrzahl der im folgenden geschilderten Versuche hat 

 sich, wie schon erwähnt, die Verwendung von je 100 cm 3 Kultur- 

 flüssigkeit, welche in Erlenmeyerkölbchen mit 1 bis 3 Sprossen der 

 zu beobachtenden Pflanzen beschickt wurde, am zweckmäßigsten 

 bewährt. Die Versuche wurden teils im Glashause dem Tageslicht, 

 teils in der Dunkelkammer dem Lichte von Metallfadenlampen aus- 

 gesetzt. Um die Temperatur während der Versuchsdauer auf an- 

 nähernd gleicher Höhe zu erhalten und vor allem um eine über- 

 große Erwärmung im direkten Sonnenlichte zu vermeiden, wurden 

 die Kölbchen in Wasserbädern oder unter überrieselten Glasglocken 

 aufgestellt. Die Messung erfolgte in der Weise, daß die Lösung aus 

 dem Kölbchen vorsichtig in einen kleinen Glaszylinder entleert und 

 dort die Elektrode mit dem Thermometer eingetaucht wurde. Im 

 Kulturgefäß selbst zu messen, erwies sich als unzweckmäßig, da 



i Vergl. auch Weldert R. und Karaf.fa-Korbutt K. v. : Über die 

 Anwendbarkeit der Bestimmung des elektrischen Leitvermögens bei der Wasser- 

 untersuchung. Mitt. d. legi. Landesanstalt f. Wasserhygienie zu Berlin Dahlem, 

 Bd. 18., Berlin 1914. 



