Wirkung des Chloeoforms ü. s. w. auf die Athmung. 



43 



durch eine Zweigröhre n mit dem Kasten /l und durch eine dritte Zvveig- 

 röhre m, welche sich gabehg theilt a) mit dem um den Gummihallon 

 herum befindlichen Innenraum des Kastens B (auf diesem Wege befindet 

 sich das exspiratorische Klappenventil), 1)) mit dem Innenraum des Gummi- 

 ballons (hier befindet sich die iuspiratorische Klappe) cummunicirt. Es 

 liegt auf der Hand, dass man mit einer einfachen Drehung des Hahnes den 

 Weg z, sei es mit dem Kasten A, sei es gleichzeitig mit dem Kasten B 

 und dem Gummiballon 

 in Verbindung setzen 

 kann. Was die Oeflf- 

 mmgenp und q angeht, 

 so communicirt das in 

 dieselbe eingefügte Röh- 

 rensystem mit dem Aero- 

 plethysmographen y. Bei 

 X befindet sich eine Oeff- 

 nung, deren man sich be- 

 dient, um für jeden Ver- 

 such, den Inhalt des 

 Ballons vermittelst einer 

 Wasserpumpe zu er- 

 neuern. Es geschieht dies 

 derart, dass das Ventil 

 von C entfernt und der 

 Ballon zunächst durch 

 Einblasen von Luft in x 

 bei Verschluss von q 

 entleert wird. Soll der 

 Ballon mit Chloroform 

 oder anderen Dämpfen 

 gefüllt werden, so wird 

 das bis zum Boden einer 

 mit der betreffenden Sub- 

 stanz gefüllten Woulf- 



schen Flasche reichende Glasrohr mit C und der Aspirator mit x verbunden. 

 Soll Kohlensäure zur Anwendung kommen, so wird das Ausströmungsrohr 

 der letzten der mit dem Gasentwickelungsapparat verbundenen Wasch- 

 flaschen an 6' angeschlossen und die Aspiration bei x, welches ofien steht, 

 unterbleibt. 



Die Curve des xVeroplethysmographen giebt die Volumänderungen des 

 respiratorischen Apparates an. Mehrere Versuche, bei welchen gewöhnliche 



