24 Julius Lazaeus: 



durch ein Uhrwerk in stets gleichem Tempo vorüberbewegten Papierfläche 

 die Schwankungen aufzeichnet. 



Da es sich nun aber darum handelt, gleiche Luftmengen zur In- wie 

 Exspiration zu verwenden, während die Widerstände für die Einathmung 

 und für die Ausathmung verschieden sind, so ist die Graduirbarkeit der 

 Hähne Z V und Z C hierbei heranzuziehen noth wendig. Während der Inspi- 

 ration wird beispielsweise der Hahn Z C weiter als der Hahn Z V geöfifnet 

 sein müssen, da die Wassermenge in C den Thorax ausdehnen soll, wäh- 

 rend die in V aufsteigende Wassermenge nur den äusseren Luftdruck über- 

 windet. Entsprechend wird bei der Exspiration, wenn sich das Hahusysteni 

 gedreht hat, der Querschnitt der Hahnöffnung Ä C für das vom Cylinder C in's 

 Freie ablaufende Wasser ein geringerer sein müssen, als für den Cylinder V 

 (den Hahn A F), weil bei dem letzteren das Wasser durch die Elasticität der 

 in ihre Gleichgewichtslage zurückkehrenden Rippen und durch die vorher statt- 

 gefundene Compression der Inspirationsluft mehr getrieben wird, als im 

 Cylinder C, der sich einfach mit atmosphaerischer Luft füllt. Es leuchtet 

 ein, dass gerade diese Graduirbarkeit der Hähne ein sehr wichtiges Moment 

 ist für die comprimirende sowohl wie für die evacuirende Kraft bei der 

 künstlichen Athmung und dass in ihnen allein die Möglichkeit liegt, die 

 vollständige Gleichheit in den Mengen der ein- und ausgeathmeten Luft 

 darzustellen. Es gelingt übrigens in der That nach wenigen Athmungs- 

 bewegungen in etwa V2 Minute vollkommen, den Apparat so einzustellen, 

 dass bei vollständiger Apnoe des Thieres die Schwankungen der Wassersäule 

 in' den Cjdindern bei der In- und Exspiration vollkommen gleich sind. 

 Wenn man sich dabei bemüht hat, mit dem Druck und Zug im Apparat 

 niu" um eine Wenigkeit die willkürliche Athmung des Thieres zu überheben, 

 so hat man auch annähernd den Maassstab für die Druckvv^erthe des unter 

 normalen Verhältnissen athmenden Thieres. Es ist diese Einstellung aber 

 deswegen von so grosser Bedeutung, weil nur dadurch ermöglicht wird, 

 noch so geringe Veränderungen in den Athmungswiderständen am Apparat 

 bemerklich zu machen, und weil auf diese Weise Perturbationserscheinuugen, 

 wie sie eine übermässige Ausdehnung oder ein allzu heftiger Collaps der 

 Lungen bewirken, vermieden werden können. Es kann also auch von 

 grossen Veränderungen im Circulationsapparat ebensowenig wie von solchen 

 im Kespirationsapparat noch die Rede sein. 



Man wird mit diesem Apparat mit der Regelmässigkeit einer Pendel- 

 uhr — die übrigens ja mit schnellem oder langsamem Gang eingestellt 

 werden kann — die Ein- und Ausathmung verlaufen lassen; man wird den 

 inspiratorischen Druck genau berechnen aus der Oeffuuug der Hähne ZC 

 und Ä C und der Differenz zwischen Bassin und AVasserspiegel im Cylinder C, 



