Reflexe von dek Nasenschleimhaut auf uik Jjkonchiallumina. 23 



municatiuu des Bassins mit dum Cyliiider V durch das Kohr P] ungedcuiet; 

 bei eiuer Drehimg des Kerustückes, dessen Eü'ect durch die punctirte Linie 

 wiedergegeben wird, ist Communicatiun zwischen Cyhnder und Abfluss- 

 ruhr vorhanden. 



Die Durchbohrungen in der dritten Ebene, welche für die hiftführen- 

 den Wege bestimmt sind, verlaufen in der in Fig. 3 skizzirten Weise. 

 Hier saugt zu gleicher Zeit durch m l, aus der Atmosphaere sich der Com- 

 pressionscyhnder Luft und der 

 Verdünnungscylinder aus der 

 Trachea durch n und k, die 

 Exspirationsluft an. Bei Drehung 

 des Mittelstücks treibt dann das 

 im Verdünnungscylinder auf- 

 steigende Wasser die Luft vor 

 sich her durch das Rohr k, und 

 m in die Atmosphaere, während 

 vom Cyhnder C aus die Luft 

 durch das Rohr i, und n in die 

 Trachea hineingedrückt wird (die 

 punktirten Linien bezeichnen 

 letztere Wege). 



Wie bereits erwähnt, ist der Motor des ganzen Apparates eine Pendel- 

 uhr, welche auch für die rhythmische Bewegung des Hahnes sorgt. Mit 

 einem Schlage stellt sich dieses System also derartig ein, dass aus dem 

 Bassin in beide Cylinder Wasser einströmt und die dadurch aus denselben 

 herausgetriebene Luft vom Compressionscylinder in die Trachea, vom Ver- 

 dünnungscylinder in die Atmosphaere befördert wird — mit dem darauf 

 folgenden Schlage aber bei gleichzeitiger Drehung des Mittelstückes der 

 Abfluss aus dem Bassin verhindert und der Abfluss aus den Cylindern nun 

 bewirkt wird und zwar beim Compressionscyhnder nun Luft aus der At- 

 mosphaere, beim Verdünnungscylinder aus der Trachea angesogen wird. 

 Zwischen beiden Cylindern befindet sich dann noch eine Scala, welche auf 

 der einen Seite (am Verdünnungscylinder) vom Constanten Niveau des 

 Wassers im Bassin her zählt, auf der anderen Seite aber vom tiefsten Aus- 

 flusspunkt der Cylinder zu zählen anfängt. Es lässt sich dadurch die sau- 

 gende bezw^ drückende Kraft der Wassersäule genau berechnen. — Ferner 

 sind an beiden luftführenden Röhren i und k noch Abzweigungsröhren an- 

 gebracht, welche zu Quecksilbermanometern führen, die in der von Set- 

 schenow angegebenen Weise auf mittleren Druck eingestellt sind; auf dem 

 Quecksilber im offenen Schenkel befindet sich ein Schwimmer, der an einer 



