20 Julius Lazarus: 



iü einer bestimmten Zeit mit einer bekannten Saugkraft herausgesogeneu 

 Luft. Da die Reibungswiderstände proportional zur Abnahme des Quadrats 

 des Querschnitts des Rohres wachsen, so muss das durch einen verengten 

 Bronchus geschaffene Hinderniss für die Luftbewegung sich bei collabirten 

 Lungen am wirksamsten zeigen. 



Zur Vereinfachung meiner Methode mussten andere Widerstände als 

 die aus der Weite der Bronchien resultirenden möglichst ausgeschlossen 

 oder auf einen constanten Werth gebracht werden. Zu diesem Zwecke 

 wurde eine sämmtliche willkürliche Muskeln lähmende Menge Curare in- 

 tramusculär injicirt. Ich zog die intramusculäre Injection der intravenösen 

 vor, um die bei der letzteren allzu brüsk sich vollziehenden Blutdruck- 

 änderungen zu umgehen und um dem Untersuchungsthiere, das im Ver- 

 laufe des ganzen Versuches durch andere Eingriffe noch starke Altera- 

 tionen erfahren muss, diese Injection so leicht und schnell als möglich 

 beizubringen. Ich wandte gewöhnlich etwa 0*07 Curare für die durch- 

 schnittlich mehr als mittelgrossen Kaninchen an, eine Dosis, die ich durch 

 wiederholte Versuche als ausreichend für eine circa drei Stunden währende 

 Lähmung festgestellt hatte. Zur Erreichung der Postulate für die ßeath- 

 muug der Thiere, wie ich sie vorher angegeben habe, musste ich nun einen 

 eigenen Apparat construiren, denn ähnliche, wie sie z. B. von Hering 

 angegeben und auch von Knoll (2) bei seinen Versuchen angewandt 

 wurden, konnten von mir nicht verwandt werden, weil sie einen grösseren 

 Maschinenbetrieb voraussetzen, als er mir zu Gebote steht. Auch der von 

 Lehmann (3) construirte Apparat schien mir nicht recht geeignet, da er 

 durch die Eigenschwingungen des Quecksilbers leicht zu secundären Druck- 

 schwankungen Veranlassung geben kann, die die Genauigkeit meiner Werthe 

 stören. 



Der zu diesem Zwecke von mir construirte Apparat besteht (siehe 

 Fig. 1 ^) aus zwei vertical gestellten caiibrirten Cylindern C und V von 5 "" 

 Durchmesser und 42 '^'^^ Höhe. Aus einem heizbaren Bassin BB, , das mit 

 einem Ueberlaufrohr a versehen ist und durch das Rohr iv von der Wasser- 

 leitung so reichlich gespeist wird, dass sein Wasserstand ein constanter ist 

 und dessen Wasserniveau dem höchsten Punkte der Cylinder entspricht, 

 liiesst durch die beiden 2 ^™ weiten Röhren d und e Wasser unten in die 

 Cylinder C und 7' hinein. Durch die graduirten Hähne ZC (Zufluss zum 

 Compressionscylinder) und ZF (Zufluss zum Verdünnungscylinder) wird die 

 Menge des zufliessenden Wassers reguhrt. Hinter diesen Hähnen dann 



^ Dieselbe gicbt in ibrer oberen Hälfte schematiscb die Froiitausicht des senk- 

 rechten 'J'heiles des Apparates, iu ibrer unteren Hälfte eine schematische Uebersicht über 

 die Rohrleitungen uud ihr Verhältniss zu dem grossen Wechselhahn in dem horizon- 

 talen 'l'beile des Apparates. 



