172 Yeehandlungen dee Berliner 



kapseln beide die gleiche Eindrückbarkeit zeigen, da man sonst in dem einen 

 oder anderen Falle zu kleine bezw. zu grosse Ziffern erhält; man prüft sie nach. 

 dem Vorschlage von Prof. Grunmach, indem man stets mehrere Curvenaufnahmen 

 derselben Art macht und für jede dabei die Sitze der Kapseln wechselt, z. B. 

 die Aufnahmekapsel des Radialpulses auf die Aufnahmestelle des Axillarispulses 

 setzt und umgekehrt. Erhält man bei diesen Aenderungen dieselben Werthe, 

 so sind die Kapseln brauchbar. 



Ferner müssen auch die Registrirkapseln gleich druckempfindlich, die Schreib- 

 hebel gleich leicht beweglich sein. Dies controlirte ich nach dem Vorschlage 

 von Stabsarzt Goldscheide r in folgender Weise: ich löste die Gummischläuche 

 von den Aufnahmekapseln und befestigte jeden an dem einen Ende des hori- 

 zontalen Theiles eines T- Rohres; an das verticale Ansatzstück dieses schraubte 

 ich einen dritten Gummischlauch, der mit einer freiliegenden Aufnahmekapsel 

 in Verbindung stand. Klopfte ich nun auf die Pelotte der letzteren, so musste 

 sich der Druck durch das T-Rohr gleichmässig bis zu den Registrirkapseln 

 fortpflanzen und in demselben Moment einen Ausschlag beider Hebel veranlassen. 

 Andernfalls musste, falls Kapseln oder Hebel nicht gleich übertrugen, der eine 

 oder andere Hebel früher oder später ausschlagen. Die zeitliche Differenz be- 

 stimmte ich an der gleichzeitig aufgenommenen Zeitcurve. Bei diesem Control- 

 versuch, der ungefähr alle 5 Tage vorgenommen wurde, .fand ich einige Male 

 Differenzen, die jedoch ^^i\qq See. im Mittel nicht überschritten. Bei dem an- 

 deren Versuch zur Prüfung der Aufnahmekapseln, der täglich fast bei jeder 

 Untersuchung geübt wurde, Hessen sich niemals beachten swerthe Fehler erkennen. 

 Jedenfalls wurden aber die constatirten Fehler bei den Geschwindigkeitscurven, 

 die Abweichungen von der Norm ohne sonstigen palpablen Grund zeigten, in 

 Rechnung gebracht; so Hess sich z. B. bei einer sonst nicht zu erklärenden 

 Herabsetzung der Pulsgeschwindigkeit durch den T - Eohrversuch ein Nach- 

 schleppen des Radialishebels nachweisen. Man bestimmte die mittlere Verspä- 

 tung des Schreibers und subtrahirte sie von der Intervallszeit; bei nunmehriger 

 Berechnung der Pulswellengeschwindigkeit wurden der Norm entsprechende 

 Resultate erzielt. 



War jedocli ein solcher Fehler gefunden, so wurde der Apparat nicht eher 

 wieder benutzt, als bis er in Ordnung gebracht war. 



Unter diesen Cautelen stellte ich meine Versuche an, und zwar machte ich 

 bei denen, die den Einfluss der Athmung auf die Pulswellengeschwindigkeit 

 demonstriren sollten, nur Aufnahmen an den Arterien des Armes; denn es ge- 

 lang mir nur an der Subclavia einzelner Personen, Athmungsdruckschwankungen 

 zu erzielen, an denen sich das Charakteristische derselben deutlich ausprägte: 

 tiefes Niveau der Schwankungscurve im Beginn des Inspiriums, Anstieg am 

 Ende desselben, Höhe im Exspirium, Abfall mit eintretendem Inspirium u. s. w. 

 Ich maass die Intervalle, berechnete die Pulsgeschwindigkeit und fand bei den 

 am tiefsten gelegenen Pulsen eine weit geringere Schnelligkeit, als bei den am 

 höchsten gelegenen. Die Differenz betrug: 2 Meter. 



Dass ich aber in den grossen, die Pulse gewissermaassen tragenden Curven 

 wirklich den Ausdruck der Athmungsschwankungen vor mir hatte, bewies ich 

 durch besondere Experimente, deren Erörterung jedoch hier zu weit führen 

 würde. Ich kann sie umsomehr auslassen, als nach nicht zu vielen Versuchen 

 die ganze übrige Untersuchungsweise sich als durchaus ungenügend erwies; 



