414 E. DU Bois-Retmond : 



cuitplatteu , zwisclieu deuen und dem Thon ihrer Unebenheit wegen keine 

 Adhaesion stattfindet. Den Seiten der Keilbäusche entlang empfiehlt es 

 sich, um ihnen mehr Halt zu geben, Glimmerstreifen ^on angemessener 

 Steifigkeit in der Art zu befestigen, wie man es in Fig. 1 sieht. 



Unter Umständen, wo es an Platz fehlte, zwei Elektrodenpaare in Ge- 

 stalt von vier unpolarisirbaren Röhrenelektroden mit Thonspitzen dem Pola- 

 risationsobject anzulegen, und wo ich nicht aus anderen Gründen vermeiden 

 nmsste, die Reizstellen in den Bussolkreis aufzunehmen, habe ich den Pola- 

 risationsstrom durch dieselben Thonspitzen abgeleitet, welche den polarisiren- 

 den Strom zuführten. Aehnlich sind schon Hr. Tigerstedt,^ Hr. Hering^ 

 und Hr. Hermann'^ verfahren. 



Hr. Tigerstedt hat, wenn ich ihn recht verstehe, sogar gewagt, den 

 polarisirenden Strom dem Nerven mittels derselben Zinktröge zuzuführen, 

 mit welchen er den Nachstrom ableitete. Ich halte dies für höchst bedenk- 

 lich, da die Unpolarisirbarkeit des verquickten Zinkes zwar sehr weit geht, 

 aber doch ihre Grenze hat. Mau kann, wie ich fand, nicht einmal so ver- 

 fahren, dass man in dieselbe mit Zinklösung gefüllte und mit einer Thon- 

 spitze verschlossene Röhre zwei Zinkplatten versenkt, deren eine dem Säulen-, 

 die andere dem Bussolkreise angehört. Die polarisirenden Stromfäden in 

 der Flüssigkeit gehen auf die ableitende Platte als Zwischenplatte über und 

 polarisiren sie bei irgend grösserer Stärke und Dauer dermaasseff, dass nicht 

 daran zu denken ist, auf diese Weise etwas Sicheres über die Polarisation 

 der thierischen Theile herauszubringen. 



Dagegen sind die äussere und innere Polarisation des mit Zinklösuug 

 und des mit phj^siologischer Steinsalzlösung angekneteten Thones bei der 

 Stärke und Dauer der Ströme, wie sie hier gebraucht werden, in der That 

 zu unbedeutend, um Störungen zu veranlassen. Man kann daher in manchen, 

 wenn auch nicht in allen Fällen, so zu Werke gehen, dass man dem Pola- 

 rjsationsobject eine passend gestaltete Thonmasse anknetet, und dieser die 

 Thonspitzen zweier unpolarisirbaren Zuleitungsröhren anlegt, deren eine den 

 polarisirenden Strom zu-, die andere den Nachstrom abführt. So verfuhr 

 Hr. Hering, während Hr. Hermann, was eine gleichbedeutende Ver- 

 suchsweise ist, die stromzuführenden Thonspitzen den stromableitenden an- 

 legte. Später bediente sich Hr. Hermann ypsilonförmig gegabelter Röhren, 

 deren beide Schenkel einen verquickten Zinkdraht, den einen zur Zuleitung 

 des polarisirenden, den anderen zur Ableitung des Nachstromes enthielten. 



» Dies Archiv. 1884. S. 39. 40. 

 ^ Dreizehnte Mitth. A. a. O. S. 468. 



•^ Pflüger's Archiv u. s. w. 1884. Bd. XXXIII. S. 128. 129; — 1888. Bd. 

 XLII. S. 4. 



