524 Y. Geandis: 



sich ein von aussen her luftdicht eingesetzter Hebel bewegen lässt, der mit dem 

 Eing h in Verbindung steht. Vermöge dieser Einrichtung lassen sich Hg und 

 Blut, die sich im Inneren der Glocke befinden, durcheinander schütteln. Zwischen 

 b u. d kann das Hauptrohr durch einen aus Eisen gefertigten Hahn ver- 

 schlossen werden, jenseits desselben, nach d zu, entspringt vom Hauptrohr 

 ein Seitenzweig c der ebenfalls durch einen Hahn abzusperren ist. Aus 

 der gebogenen Oeffnung des Rohres nimmt man, nachdem die Glocke ge- 

 füllt und der Hahn des Hauptrohres verschlossen ist. Hg ab. In dem Maasse, 

 als es abfliesst, entsteht in der Glocke ein leerer Kaum, dessen Grösse also 

 durch das abgeflussene Hgvoliim bestimmt ist. 



Der zweite Röhrenstrang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dient zur Messung des 

 im Inneren der Glocke vorhandenen Druckes. Der Abschnitt 1 bis 6 stellt 

 gleichsam eine Quecksilberwanne vor in die das Messrohr 7,8 eingetaucht 

 ist. Durch die aus Seiteuzweig 4 angesetzte Schraube lässt sich der Stand 

 des Hg im Manometer 7,8 fein einstellen. Die Hähne der beiden Rohre 

 bestehen aus Eisen. 



Das dritte kurze Glasrohr R wird, bis zum Hahn voll Blut, mit dem 

 Inneren in Verbindung gesetzt. Soll das Blut in den Raum der Glocke 

 übertreten, so wird der Hahn gedreht und es tauscht sich der blutige Inhalt 

 der Röhre gegen Hg aus. Die abschliessbare Kugel K, welche oben 

 auf der Glocke aufsitzt wird benutzt, um die in die Glocke eingetretenen 

 Gase abzunehmen, um sie zu analysiren. 



Soviel über das Princip des Apparates, seinen Gebrauch und die dabei 

 anzuwendenden Handgriffe; das Nähere beschreibt Gaule. ^ Zur Recht- 

 fertigung der an dem Apparat angebrachten Aenderang führe ich das Fol- 

 gende au. 



Die eisernen Hähne mit langem Griff, wie bei 2, welche die Schenkel 

 der Röhren von einander abschliessen, die einerseits zum Absorptionsraum, 

 andererseits zu den Quecksilberkugeln führen, treten an die Stelle von 

 Klemmschrauben, die eine Kautschukverbindung zusammenpressten. Sie ge- 

 währen dem Abschluss grössere Sicherheit, und eine grössere Bequemlich- 

 keit für die Ablesung der Quecksilberstände in dem Messrohr und im 

 Glockenraum, während man das Zufliessen des Metalles zu regeln hat 



Der Seitenzweig 4 in der Röhre 1, 2, 3, 4, 5 wurde mit einer luft- 

 dicht schliessenden Schraube versehen um von hier aus, wenn der Hahn 

 bei 2 geschlossen war, aus dem Messrohr etwas Hg herauszunehmen oder 

 es hinein zu geben, so dass sich nun mit grösster Genauigkeit der Null- 

 punkt der Scala einstellen hess. 



Endlich wurde noch der Hals der Glocke G eingetheilt und calibrirt 



' Dies Archiv 1878. S. 470. 



