Neue Veesuche übee die Dissociation des Oxyhämoglobins. 193 



namentlich dessen fünffach geringeren Druck bedenkt — von aussen nach 

 innen diffundiren konnten. Es mag ferner bemerkt werden, dass die ganze 

 Operation von der Herausnahme des grossen Kugelapparates au? dem Wasser- 

 ständer an bis zur Mischung der Lösung mit dem Verdünnungswasser selten 

 mehr als eine Minute Zeit in Anspruch nahm, und endlich, dass alle 

 Stellen , wo ein Schlauch über Glas gezogen oder wo ein durchbohrter 

 Stopfen verwendet werden musste, zur weiteren Sicherheit gegen das Ein- 

 dringen atmosphärischer Luft noch mehrfach mit Collodium überstrichen 

 wurden. 



Der G-rad der jedes Mal nothwendigen Verdünnung war durch die 

 jeweilige Concentration der zum Schüttelversuche angewandten Lösung be- 

 dingt. Da diese letztere, im Falle ausgeschleuderte Blutkörperchen das 

 Versuchsmaterial bildeten, in der Regel so hergestellt wurde, dass man 

 1 Volumen der Körperchen durch Wasserzusatz bis auf 2 Volumina Lösung 

 brachte, so genügte für die photometrische Untersuchung wohl im All- 

 gemeinen eine hundertmalige Verdünnung; doch kamen auch andere Con- 

 centrationen der ursprünglichen Lösung vor, die nun einen anderen Ver- 

 dünnungsgrad nöthig machten. Aus diesem Grunde habe ich mir in der 

 vortrefflichen Werkstatt von Franz Müller in Bonn eine Reihe verschieden 

 grosser Verdünnungsapparate anfertigen lassen, deren Werth durch Cali- 

 brirung der einzelnen Abschnitte mit Quecksilber ermittelt wurde. Be- 

 zeichnet man das Volumen des die Kugel und die mittlere Hahnbohrung 

 erfüllenden Verdüuuungswassers mit F, dasjenige der in dem kurzen Rohr- 

 stück enthaltenen concentrirten Lösung mit v, so ist nach gleichmässiger 

 Mischung der beiden der Grad der Verdünnung n 



V + v 

 n = . 



V 



Die ?i-Werthe der einzelnen Apparate waren 170-85, 167 «42, 120-62, 

 120-58, 99-15, 92-44, 84-775, 81-407. 



Wie aus Taf. III, Fig. 1 ersichtlich, wurden für jeden Versuch gleich- 

 zeitig zwei Apparate gefüllt, so dass für die spectrophotometrische Unter- 

 suchung jedes Mal zwei verschieden verdünnte Proben zur Verfügung 

 standen. 



Um eine Probe der verdünnten Lösung unter Luftabschluss vor das 

 Spectrophotometer zu bringen, wendet man das gleiche Verfahren an, das 

 schon einmal vor Jahren an anderer Stelle^ beschrieben wurde. 



Es kommt dabei Alles darauf an, 1. von dem Wege, auf dem die 

 Lösung zur verschliessbaren Lichtabsorptionszelle befördert werden soll, und 



^ Zeitschrift für physiologische Chemie. 1879. Bd. III. S. 1 ff. 

 Archiv f. A. u. Ph. 1901. PhysioL Abthlg. Suppl. 13 



