PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. — ThOENEK. 271 



weite bestehen. Ich hatte ursprünglich die Absicht, dieselben ebenso wie 

 beim monocularen Apparate zu verwenden, d. h. mit der Vergrösserung des 

 aufrechten Bildes; jedoch hat sich herausgestellt, dass die Tiefenwahrneh- 

 mung noch eine bessere wird, wenn man die Vergrösserung etwas steigert; 

 und so ist denn hier eine 1 -^/g fach so starke Yergrösserung als im auf- 

 rechten Bilde verwandt, d. h. man sieht den Augenhintergrund in 24 facher 

 Linearvergrösserung. Natürlich sind mit so starker Yergrösserung auch 

 wieder andere Nachtheile verbunden, ein etwaiger fehlerhafter Bau des 

 Auges tritt deutlicher hervor, als bei schwächerer Vergrösserung, denn wir 

 müssen ja die Augenspiegelvergrösserung stets nur als Ocularvergrösserung 

 ansehen, da das Objectiv, nämlich die optischen Theile des Auges des Be- 

 obachteten, immer dasselbe bleibt. — 



Nach dem Austritt aus diesen Eohren wird aber eine nochmalige Um- 

 kehrung des Bildes in der Richtung von rechts nach links nothwendig, 

 damit keine pseudoskopische Wirkung entsteht, und dies wird erreicht, 

 indem man in beiden Rohren durch ein zunächst dem eigenen Auge be- 

 findliches, total reflectirendes Prisma parallel der Hypotenuse desselben hin- 

 durchsieht. Das Bild des Augenhintergrundes, das so entsteht, ist dem- 

 nach weder aufrecht, noch umgekehrt, sondern es sind Oben und Unten 

 vertauscht, während Rechts und Links im wahren Verhältniss zu einander 

 stehen. — 



Ziemlich complicirte Bewegungen der einzelnen Apparattheile zu ein- 

 ander sind nothwendig, um eine Aenderung der Pupillendistanz zu be- 

 wirken, ohne dass das Gresichtsfeld sich ändert; es geschieht dies durch 

 Bewegen eines Hebels in der Richtung von vorn nach hinten. Die scharfe 

 Einstellung für die verschiedenen Refractionszustände geschieht durch Aus- 

 und Einschieben der beiden Beobachtungsrohre. Ausserdem gehört eine 

 complicirte Suchereinrichtung dazu, um die Stellung des Apparates zur 

 Pupille des Beobachteten controliren zu können, auf die ich aber hier nicht 

 näher eingehen will. Natürlich ist immer eine künstliche Erweiterung der 

 Pupille nothwendig, um die stereoskopische Wirkung hervorzubringen. — 



Ich will Ihnen hier einige Fälle mit dem Apparate vorführen, muss 

 jedoch bemerken, dass eine ziemlich genaue Einstellung der Pupillendistanz 

 bei der Kleinheit der Austrittspupille erforderlich ist, um den Hintergrund 

 wirklich stereoskopisch zu sehen. Der Berechnung nach ergiebt sich eine 

 18 Mal so empfindliche Tiefenwahrnehmung, als beim Griraud-Teulon'schen 

 Augenspiegel, und man sieht auch in der That bei richtiger Einstellung 

 nicht nur die Excavationen am Sehnerven sehr deutlich, sondern es er- 

 scheint auch, wenn zwei Grefässe über einander ziehen, deutlich das vordere 

 von dem hinteren abgehoben, und ich hoffe, dass das Instrument sowohl 

 über physiologische, wie pathologische Verhältnisse des Auges in geeigneten 

 Fällen neue Aufschlüsse zu geben im Stande sein wird. 



