Elektrizitätsleitung in Krystallen. 65 



Genauigkeit der Messung. Fehlerquellen. Was nun 

 die Genauigkeit der Messungen anbelangt, so ist diese 

 nur bei höherer Temperatur eine zufriedenstellende; denn bei 

 niederen Temperaturen ist der Kontakt sehr schwer herstellbar, 

 ob man nun eine Presse nimmt oder ob man, wie ich es 

 meistens tue, durch Glimmerplatten Platinelektroden anpreßt. 

 Dies ist jedoch nur in den wenigsten Fällen störend, da wir es 

 ja meistens mit Körpern zu tun haben, die erst bei hohen 

 Temperaturen Leitfähigkeit zeigen. Da aber auch bei höheren 

 Temperaturen der Temperaturkoeffizient ein sehr großer ist, 

 so werden leicht zwei Messungsreihen nicht ganz überein- 

 stimmende Resultate geben; sehr große Unterschiede würden 

 auf Übergangswiderstände schließen lassen. 



Sehr wichtig ist die genaue Bestimmung der Temperatur, 

 da ein Unterschied von 10° schon einen Unterschied in dem 

 Widerstand verursacht. Die Messung wird mit dem Platin-Platin- 

 Rhodiumelement und einem Galvanometer von Siemens & Halske 

 durchgeführt; oft wurden die Messungen auf zwei Galvano- 

 metern abwechselnd verglichen. Das Thermoelement ruht in 

 nächster Nähe der Krystallplatte auf dem Kaolintrog; auf 

 möglichst langsames Anheizen wurde stets gesehen. 



Bei den Widerstandsbestimmungen muß die Tempe- 

 ratur konstant erhalten werden, was bei meiner Disposition, 

 bei welcher die Temperatur durch drei verschiedene Wider- 

 stände reguliert wurde, auch leicht für über eine halbe Stunde 

 lang gelingt. 



Widerstandsbestimmungen bei langsam aufsteigender 

 Temperatur sind solchen bei absteigender vorzuziehen, da die 

 Regulierung besser gelingt; will man bei absteigender Tempe- 

 ratur Messungen ausführen, so soll sehr langsam abgekühlt 

 werden. 



Die Unterschiede, welche man oft bei derselben Krystall- 

 platte bei zwei Versuchsreihen erhält, rühren davon her, daß 

 das Gleichgewicht sich schon bei etwas verschiedener Erhitzung 

 schneller oder langsamer einstellt und daher der gemessene 

 Widerstand wegen der verschiedenen Temperatur der Platte 

 ungleich ist; außerdem ist aber mitunter, wie erwähnt, bei 

 niederen Temperaturen mangelhafter Kontakt daran schuld. 



Sitzb. d. mathem.-naturw. Kl. ; CXIX. Ed., Abt. I. 5 



