Radioaktivität der Minerale. 183 



sie das auf einer Platte ausgebreitete Material auf einer kon- 

 stanten elektrischen Spannung erhielten und die auf eine 

 wenige Zentimeter entfernte, parallele, gleichgroße Platte in 

 einer bestimmten Zeit übergehende Elektrizitätsmenge bestimm- 

 ten, indem sie diese durch eine gemessene Elektrizitätsmenge 

 kompensierten, die in der betreffenden Zeit durch Deformation 

 eines piezoelektrischen Quarzes freigemacht wurde. Außerdem 

 wandten sie noch eine andere Methode an, bei der die Radio- 

 aktivität mittels eines Elektroskopes gemessen wurde. Die zu 

 untersuchende Substanz befand sich auf einer geerdeten Platte, 

 der in Entfernung von wenigen Zentimetern eine Platte parallel 

 gegenübergestellt war, die mit dem Blättchen eines geladenen 

 Elektroskops leitend verbunden wurde. Aus der Beschleuni- 

 gung des Abfalls der Spannung im Elektroskop, der auch 

 ohne Anwesenheit einer aktiven Substanz erfolgt (sogenannte 

 natürliche Leitfähigkeit), ergab sich die Aktivität des unter- 

 suchten Materials. Nach derselben Methode arbeitete auch 

 Mc. Coy und Goldschmidt. Wie dieser angibt, muß, um 

 nach dieser Methode quantitative Bestimmungen ausführen zu 

 können, die zu untersuchende Substanz so stark aktiv sein, 

 daß durch sie die natürliche Leitfähigkeit mindestens auf das 

 Dreifache erhöht wird. Das trat bei unseren nach ähnlicher 

 Methode ausgeführten Messungen nur in seltenen Fällen ein, 

 sie können daher nicht in quantitativer Hinsicht verwertet 

 werden, was bei unseren Versuchen oft schon durch die ge- 

 ringe Menge des zu Gebote stehenden Materials verhindert 

 worden wäre. 



Die von uns zur Bestimmung der Radioaktivität verwandte 

 Methode war die von Meyer und Schweidler 1 angegebene 

 (cf. 1. c. p. 764, Fig. 1). Es wird dabei die zu untersuchende Sub- 

 stanz mit den geladenen Teilen des Elektroskops in Verbindung 

 gebracht und die Beschleunigung, die seine Entladung dadurch 

 erfährt, gemessen. In den Blättchenträger eines Exner'schen 

 Elektroskops mit Spiegelskala wurde ein Tischchen mit kreis- 

 förmiger Platte (duz Sem) eingesetzt, die den auf den Hals 



1 Meyer und Schweidler, Untersuchungen über radioaktive Sub- 

 stanzen, I. Math.-naturw. Klasse, Bd. 93, p. 763 (1904). 



