62 



EEN PHOTOMETER VOOR PHOTOGRAPHEN. 



timeters inhoud, die men tot aan den hals met water aanvalt en dan 

 sluit met een caoutchouc-stop B , waardoor een dunne glazen buis C D 

 van omstreeks 30 centimeters lengte gaat en op eenigen 

 afstand onder de stop in de vloeistof dompelt. Voor de 

 bepaling van den expositietijd in het atelier is een buis 

 van 1 millim. wijdte aantebevelen; voor pigmentdruk 

 is een wijdere, van b. v. 4 millim., bruikbaar. 



Als schaal dient een papierstrook P met eene ver- 

 deeling van millimeters en centimeters. Door daarin 

 twee knipjes xx te geven, waardoorheen de buis ge- 

 stoken wordt, kan de schaal daarlangs op en neder 

 geschoven worden. De caoutchouc-stop wordt in de 

 geheel gevulde flesch gedrukt , zoodat het vocht daarin 

 opstijgt tot aan een punt G, dat men als O-punt aan- 

 neemt j en tot aan dit punt wordt dan ook het bene- 

 deneinde der schaal geschoven. 1 Daar het instrument 

 tevens als thermometer werkt , zoo moet deze regeling 

 telkens vóór de proef geschieden. Om de aflezing ge- 

 makkelijker te maken kan men het vocht kleuren , b. v. 

 met aniline-blauw , waarvan een zeer geringe hoeveel- 

 heid voldoende is. 



De werking van het instrument is gemakkelijk te 

 begrijpen. Zoodra het aan het licht is blootgesteld, 

 wordt de zoutoplossing ontleed en ontwikkelt zich 

 koolzuur in gazbellen , die zich onder de stop ver- 

 zamelen en eene drukking uitoefenen, waardoor het 

 vocht in de buis opstijgt. Is het licht sterk en de 

 buis nauw , dan kan die stijging in 1 minuut verschei- 

 dene centimeters bedragen. De gevoeligheid van den 

 toestel laat zich natuurlijk nog vergrooten door een 

 grootere flesch met het vocht te vullen en nauwere 

 buizen te bezigen. 



Wil men den toestel buiten gebruik stellen , dan 



A 



overdekt men dien met een kap van bordpapier. Is tengevolge der kool- 



' Om de vochtkoloin gemakkelijk op het O-punt te brengen , zoude men , gelijk voor 

 een dergelijk doel bij den pbysometer geschied is, door een tweede opening aan den 

 stop, terzijde van die, welke de buis opneemt, een glazen staafje kunnen steken. Door 

 dit staafje op of neder te schuiven rijst of daalt de vochtkolom in de buis. HG. 



