50 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 



zettelijk tot het meten van groote stroomsterkten in te richten. De heen- en 

 wedergaande stroomen, zooals die van magneto -elektrische of dynamo -elektri- 

 sche werktuigen thans zoo veelvuldig tot het voortbrengen van elektrisch licht 

 worden gebruikt , kunnen , gelijk bekend is , door dit werktuig gemeten wor- 

 den , zonder dat ze vooraf in gelijk gerichte worden omgezet. W. n. hill , 

 te Newport in Amerika, beschrijft (Nature XXI, p. 327) met afbeeldingen 

 een van die van trowbridge in enkele opzichten afwijkenden vorm des dy- 

 namometers voor sterke stroomen. De vaststaande spiraal is hierbij in twee 

 helften gescheiden, die ter weerszijde van de bewegelijke zijn geplaatst. Beide 

 bestaan, zoowel als de bewegelijke, uit weinige windingen van een dikken 

 koperreep. De stroomsterkte wordt gemeten, niet uit den afwijkingshoek van 

 de laatste, maar uit het gewicht dat, aan een standvastigen hefboom wer- 

 kend , toereikend is om de bewegelijke spiraal naar haar nulpunt terug te brengen. 

 Hill doet nog uitkomen dat, wijl de afwijkingen en dus de gewichten hier 

 evenredig zijn , niet met de stroomsterkten maar met de tweede machten daar- 

 van, de juistheid der aflezingen met de stroomsterkten toeneemt. ln. 



Nog eens Niaudet's element. — In verband met mijne vroegere mededee- 

 lingen dienaangaande (zie hiervoor, bl. 11 en 27) meen ik hier nog te mo- 

 gen berichten , dat ik na eenige voorloopige proefnemingen met zulk een ele- 

 ment, het rechtstreeks vergeleken heb met een Leclanché van gelijke grootte 

 en inrichting , gelijke poreuse pot , enz. De uitkomsten waren : 



a. wat de stroomsterkte aangaat: bij eene sluiting met omstreeks 40 Me- 

 ter rood koperdraad van 1 mM. middellijn verkreeg men in willekeurige een- 

 heden uitgedrukt voor het Leclanché eene van 180, voor het Niaudet eene 

 van 158, zoodra de naald van het meetwerktuig was tot rust gekomen, en 

 na 3 minuten voor het eerste 122, dus verminderd met 32°/ , voor het 

 tweede 114, dus verminderd met 27°/ () . 



b. wat aangaat de elektromotorische kracht: in oppositie verbonden met 

 denzelfden stroommeter van de vorige proefnemingen , leverden de beide ele- 

 menten te zamen een stroomsterkte van 1 derzelfde eenheden ten gunste van 

 het Niaudet-element. De elektromotorische kracht van dit laatste is dus merk- 

 baar grooter dan van het Leclanché, en in standvastigheid staat het ook 

 nog daarboven. ln. 



Ontploffing van een platina destilleertoestel voor de concentratie van 

 zwavelzuur. — Deze ontploffing had plaats met een toestel van omstreeks 300 

 liters inhoud , bereidende a 7000 kilogrammen geconcentreerd zwavelzuur 



