52 WETENSCHAPPELIJK BIJBLAD. 



maan te zijn dat het ayrton en perry {Nature XXIII, p. 519) gelukt is 

 den brekingsaanwijzer voor deze stof door proefnemingen met den selenium - 

 photophoon te meten. Zij hebben die, voor de stralen die het selenium nog 

 gevoelig aandoen, als eerste benadering, gelijk 1,7 gevonden. ln. 



Thermometer, die op een willekeurigen afstand kan worden afgelezen. — 



H. f. brown beschrijft eene inrichting daartoe in Nature XXIII, p. 464. 

 Het is eerstens een gewone kwikthermometer met vrij wijde buis en naar 

 evenredigheid groot kwikvat. In den wand van die buis zijn op onderling ge- 

 lijke afstanden , die in het nu beschreven werktuig met 3 n F. overeenkomen 

 maar ook kleiner kunnen zijn , platinadraadjes ingesmolten , die daarbinnen uit- 

 komen. Deze kunnen , elk door een afzonderlijken geleider , in verband worden 

 gebracht met een der polen van een galvanische batterij , waarvan de andere 

 pool door een anderen geleider of door den grond in verbinding staat met 

 het kwik van den thermometer , met behulp van een ander platinadraadje , 

 dat in den wand van het kwikvat is ingesmolten. Men begrijpt nu dat hoe 

 hooger het kwik van den thermometer staat , des te meer de eerstgenoemde 

 geleiders den stroomloop der batterij zullen sluiten , wanneer men ze achter- 

 eenvolgens met hunne batterij-pool in aanraking brengt. Daardoor kan men 

 dus den thermometerstand aflezen. Maar op eenigzins aanmerkelijken afstand 

 zou het groote aantal der van elkaar geïsoleerde geleiders , dat men daartoe zou 

 behoeven , een ernstig bezwaar opleveren. Om dit op te heffen , plaatst brown 

 bij den thermometer een eboniet- schijf , aan den rand waarvan evenveel platina- 

 stiftjes in een kring zijn geplaatst als er in den thermometer zijn aangebracht. 

 Paarsgewijze zijn de beide reeksen van stiftjes geleidend met elkander ver- 

 bonden. Een uurwerk, dat op het waarnemingsstation door een afzonderlijken ge- 

 leider kan vrijgelaten of vastgezet worden , drijft een geleidend staafje in 

 korten tijd over de stiftjes der eboniet-schijf heen , zoodat het achtereenvolgens 

 met elk daarvan in aanraking komt. Dit staafje is, door een tweeden draad, 

 in blijvende verbinding met de eene pool der batterij op het waarnemings- 

 station , terwijl de andere pool met den grond is verbonden , evenals het 

 kwik van den thermometer. Men behoeft nu, om den thermometerstand op wille - 

 keurigen afstand waar te nemen, slechts het aantal stroomsluitingen te tellen , 

 dat men bij eiken omgang van het geleidstaaf je verkrijgt , en dat ook gemak- 

 kelijk zou kunnen geregistreerd worden. 



Wheatstone heeft voor vele jaren reeds een andere inrichting tot het- 

 zelfde doel bekend gemaakt, die met behulp van een kleinen "ballon captif", 



