38 L. Lewin: Über einen Appaeat eür die künstliche Respiration. 



leicht durch den Wasserhahn zu reguliren. Die Tiefe der Respirationen 

 ist proportional den Excursionen des Blasebalges, die sich leicht durch 

 Verschiebung der Gelenkstange in der prismatischen Nuth N nach Be- 

 lieben feststellen lassen. Es ist Mar, dass der Hub wächst mit dem 

 Halbmesser des Kreises, den das untere Ende der Gelenkstange beschreibt. 

 Dieser Kreis wird aber um so grösser, je näher die Gelenkstange der 

 Ausgangsöffnung der Nuth N geschoben wird, und umgekehrt. 



Will man ein für alle Mal constante Punkte haben, auf die die 

 Gelenkstange eingestellt werden kann, so graduirt man empirisch die 

 Seitenschienen der Nnth. Auf diese W^eise erzielt man bei gewöhnlichem 

 Wasserdruck und bei einem gewöhnlichen Durchlasshahn von ^/g" voll- 

 kommen gleichmässige, rhythmische, und je nach Bedürfniss mehr oder 

 minder grosse Excursionen des Blasebalges. 



Soll der ganze Raum des Tisches für Operationszwecke benutzt 

 werden, so kann der Blasebalg leicht an der unteren Fläche der Tisch- 

 platte befestigt werden. 



Berlin, im September 1878. 



