Über die Genauigkeit der Stimme. 121 



nebeneinander aufzuschreiben und auszuzählen. Als Beispiel 

 einer solchen Schrift ist ein kurzer Abschnitt solcher Curve in vorstehen- 

 dem Holzschnitte gegeben. 



Der in Anwendung gezogene Apparat Fig. 1 bestand im Wesent- 

 lichen aus zwei abgestimmten Membranen, von denen die eine von einer 

 Orgelpfeife, die andere von der Stimme in starke Schwingungen versetzt 

 wurden. Die Membranen a waren Goldschlägerhäutchen und wurden 

 über einen hohlen Metallcy linder h von etwa vier Centimeter Durch- 

 messer gespannt. Ihre Abstimmung, die sehr genau sein musste, um 

 starke Schwingungen zu erhalten, geschah dadurch, dass der Eand eines 

 zweiten Hohlcylinders c durch Schraubenbewegung mehr oder weniger 

 stark gegen den Membran angetrieben wurde. Die gelungene Abstimmung 

 erkennt man daran, dass die Membran tönend schwingt, wenn der zu- 

 gehörige Ton auf sie einwirkt. (Obertöne solcher Membranen liegen über 

 dem Bereich der Stimme.) Auf diese Häute wurden mit Wachs und 

 heissem Kitt geeignet geformte Dräthe ä von Aluminium befestigt. 



Beide Cylinder wurden gegeneinander gerichtet, so dass zwischen 

 den Spitzen der schwebenden Federn nur ein geringes Spatium blieb 

 und die Federn (Aluminiumdräthe) wurden mit Hülfe von Schlitten und 

 Schraube (Fig. 1 / e) gleichmässig und sorgfältig an einen rotirenden 

 berussten Cylinder / mit schraubenförmiger Bewegung (von König) 

 angelegt. Beide Federspitzen müssen möglichst in einer Ebene mit der 

 Cylinderaxe sich befinden. Um eine genaue und feine Schrift zu er- 

 halten, wird nothwendig ihre Entfernung von der Oberfläche des nie ge- 

 nügend gleichmässigen Papiers constant zu erhalten. Dies wird dadurch 

 erreicht, dass die Unterlage, auf welcher die Hohlcylinder ruhen, um eine 

 Axe X frei drehbar ist und auf dem rotirenden Cylinder durch eine 

 EoUe Fig. 1 f g aufruht, welche verstellbar dicht neben den Federn 

 steht und den Apparat hebt, wo das Papier zu dick ist, sinken lässt, 

 wo es dünner ist oder der Unterlage straffer anliegt. 



Nachdem der Apparat so orientirt ist, wird vor dem einen Hohl- 

 cylinder eine Orgelpfeife zum Tönen gebracht, in den anderen singt der 

 Beobachter den Ton hinein. 



Diese Methode hat zur Voraussetzung, dass der Ton der Orgelpfeife 

 innerhalb der Beobachtungszeit sich constant erhalte. Um das zu erreichen, 

 muss das Gebläse gut sein, darf sich während des Versuchs nur um 

 eine kleine Quote seines Inhalts entleeren und muss frei herabsinken, 

 es darf nicht getreten werden. Ferner darf in der Nähe der Orgelpfeife 

 keine Bewegung stattfinden. Werden diese Bedingungen innegehalten, 

 so ergiebt weder die graphische Vergleich ung mit einer Stimmgabel, noch 

 die feinere optische Vergleichung durch einen König 'sehen Brenner, der 



