170 Veehaot)Lungen 



Selbstverständlich ist aber zur genaueren Definition eines Falles von 

 Farbenblindheit das Spektrosliop unerlässlich. Ein Fall von angeborener 

 Farbenblindheit bei guter Sehschärfe erscheint mir erst dann genügend defi- 

 nirt, wenn festgestellt ist, ob demselben an dem einen oder dem anderen 

 Ende des Spektrums ein bestimmter Streifen fehlt oder ob ihm in der Mitte 

 des Spektrums ein bestimmter Streifen farblos erscheint. Die Vi er or dt 'sehe 

 Modification des Spektralapparates ist hierzu sehr bequem und vielfach ver- 

 wendet: ein beweglicher Schieber im Ocular gestattet aus dem vollen Spektrum 

 jeden beliebigen Streifen auszuschneiden und für sich dem untersuchten Auge 

 zuzuführen. Die HH. Cohn und Magnus in Breslau haben im vorigen Jahre, 

 bei der ebenso mühseligen wie dankenswerthen Untersuchung von mehreren Tau- 

 send Schulkindern auf Farbenblindheit, eine besondere Spektralwollprobe, die von 

 Magnus herrührt, angewendet: sie fordern den Farbenblinden auf, das ganze 

 Spektrum oder einzelne Theile desselben, namentlich gewisse Metalllinien, durch 

 Wollproben nachzubilden. Dieses Verfahren ist gewiss praktisch brauchbar, 

 aber physikalisch genau ist es nicht, weil von den beiden verglichenen Farben- 

 tönen nur der eine wissenschaftlich definirt ist. Genau wird der Vergleich, 

 wenn man den Untersuchten in die Lage setzt, mit jedem Abschnitt eines 

 Spektrums jeden Abschnitt eines zweiten identischen Spektrums direct und bequem 

 zu vergleichen. 



Zu diesem Behufe habe ich^ von Hrn. Dorf fei mit Benutzung einer früheren 

 Idee von Helmholtz eine Modification des Vi er or dt 'sehen Apparates anfertigen 

 lassen, welche ich Ihnen heute demonstriren möchte, da sie sich bei der prak- 

 tischen Untersuchung auf Farbenblindheit bewährt und da sie gleichzeitig ver- 

 schiedene physiologische Fragen bequem in Angriff zu nehmen gestattet. 



Es ist das Vierordt'sche Spektroskop mit einem Prisma, aber mit zwei 

 unter einem Winkel gegeneinander gestellten Collimatorröhren. Jede von heiden 

 hat ihren Spalt, der durch einen Lichtquell, z. B. durch identische Gasflammen, 

 beleuchtet wird. Wenn man will, kann man sich auch einer einzigen Licht- 

 quelle bedienen, die in der Medianebene zwischen beiden Collimatorröhren steht, 

 und durch je einen Planspiegel ein identisches Bild der einzigen Lichtquelle 

 auf die beiden Spalten werfen. 



Der eine Spalt ist zunächst in seiner oberen, der andere in seiner unteren 

 Hälfte durch eine bewegliche Metallplatte verschlossen. Folglich erscheinen dem 

 beobachtenden Auge die beiden Spektra übereinander, das brechbare Ende 

 des einen nach rechts, das des anderen nach links gewendet. Mit Hülfe des 

 Vierer dt 'sehen Schiebers wird aus dem Doppelspektrum ein schmaler Streifen 

 ausgeschnitten, der im Allgemeinen aus zwei verschiedenen Spektralfarben zusam- 

 mengesetzt ist. Die obere Hälfte des Streifens kann mittels des Schiebers beliebig 

 gewählt und dann festgestellt werden. Ihr mittlerer ßrechungsindex, der mit 

 Hülfe der einen Theilung des Apparates genau abzulesen ist, sei n-^. Nunmehr 

 kann man die untere Hälfte des verticalen Farbenstreifens durch eine Mikro- 

 meterschraube, welche das zweite Collimatorrohr langsam dreht, von dem rothen 

 bis zu dem violetten Ende des Spektrums beliebig variiren, ohne dass dieselbe 

 aufhört, die directe Fortsetzung der oberen Hälfte des Farbenstreifs zu bilden. 

 Somit bleibt immer der bequeme sinnliche Vergleich der beiden spektralen Farben- 

 töne gewahrt. Der Untersuchte macht selber die Drehung der Mikrometer- 



1 Vgl. meine Notiz im CentraVblatf f. Äugenheilhunde. 1878. S. 248 ff. 



