DEE BeELINEE physiologischen GESELLSCHAFT. 179 



Hieran knüpfe ich einige Bemerkungen, aus denen erhellen soll, wesshalb 

 ich glaube annehmen zu dürfen, dass nunmehr aus doppeltem Grunde die Sie- 

 mens 'sehe Glockenmagnetbussole nicht im Stande sei, für feinere Versuche die 

 Wiedemann'sche Bussole mit du Bois'scher Aperiodisirung zu ersetzen. Der 

 Siemens 'sehe kugelförmige Dämpfer besitzt ziemlich denselben Umfang wie 

 der alte cylindrische unserer Bussole: bei Anwendung des neuen Cylinders, der 

 zur Basis einen Kreis von nur 40™°^ Durchmesser hat, wird daher die ohne 

 Astasirung, durch blosse Vermehrung, bez. Annäherung der Windungen zu er- 

 zielende Empfindlichkeit der an den Siemens 'sehen Bussolen zu erreichenden 

 mindestens gleich kommen, wofern sie nicht gar die letztere übertrifft, was gut 

 denkbar ist, zumal da caet. par. das Drehungsmoment der Windungen in Bezug 

 auf den strommessenden Magnet bei den actuellen Dimensionen für den Ring 

 wohl ein grösseres ist, als für die Glocke. Hierzu kommt dann aber noch 

 bei der von uns geübten Art des Aperiodisirens die Erhöhung der Empfindlich- 

 keit durch Astasirung, welche bei Sie mens 'sehen Glocken nicht möglich ist, 

 da dort der Hauy'sche Stab entweder gar nicht, oder im umgekehrten, die 

 Empfindlichkeit verringernden Sinne in Anwendung zu bringen ist. Anderer- 

 seits ist zu bemerken, dass die elektrische Zeitmessung mittels des eben ape- 

 riodischen Magnetes , ^ sowie viele andere an den Zustand e = n geknüpfte 

 Vorzüge die präcise Herbeiführung gerade dieses Zustandes im hohen Grade 

 wünschenswerth erscheinen lassen. An Siemens'schen Glocken kann aber ent- 

 weder nur schwierig und relativ ungenau, durch Herausheben der Glocke aus 

 dem Dämpfer, oder aber unter Empfindlichkeitsverlust, bei Anwendung des um- 

 gekehrten Hauy'schen Stabes, a = n gemacht werden. 



Unser neuer Dämpfer theilt überdies mit dem älteren den Vorzug vor dem 



Siemens'schen Kugeldämpfer, dass die Freiheit der Aufhängung des Magnet- 



spiegelsystemes durch directe Inspection controlirt werden kann , während ein 



Anstreifen der Glocke an die Dämpferwandung nur indirect unter Fernrohrbeob- 



I achtung sich erschliesst. 



I Da ich der Astasirung als einer willkommenen, weil die Empfindlichkeit 



\ steigernden Zugabe der Aperiodisirung gedacht habe, so liegt es mir noch ob, 



! einige Zweifel zu beseitigen, die hie und da gegen die Constanz der Empfind- 



i lichkeit von Bussolen mit Astasirung erhoben worden sind (Rosenthal, ^ Fick^). 



\ Angeschuldigt wurden als Ursachen solcher die Beobachtung störenden Schwan- 



: kungen der Empfindlichkeit die Aenderungen, welche der Erdmagnetismus pe- 



! riodisch erfährt, und welche in der That zu solchen Missständen Anlass geben 



i würden, wenn die Astasirung so hohe Werthe erreichte, dass die Aenderungen 



? der erdmagnetischen Kraft nicht mehr verschwänden gegen die restirende Richt- 



I' kraft, die auf den strommessenden Magnet wirkt. Zu so hohen Werthen der 



i Astasirung sich zu versteigen wird man aber niemals Veranlassung fühlen, wenn 



1 man Messungen machen will, weil dann schon aus einem anderen Grunde die 



! beobachteten Ablesungen fehlerhaft werden, indem bei so hochgradiger Astasi- 



[ rung die Geschwindigkeit, mit welcher sich wegen der Declinationsschwankungen 



{■der Nullpunkt der Scala verschiebt, nicht mehr verschwindet gegen die Ge- 



1 Christiani, Ueber absolute Graduirung elektrischer Inductionsapparate und 

 , über elektrische Zeitmessung. In Poggendorff's Annalen, Ergänzungsbd. VIIl, 

 I iS. 556—579. 

 * 2 Poggendorff's Annalen, Bd. 160, S. 174. 



3 Pflüger's ArcUv, Bd. 16, S. 64. 



12* 



