DEE Berliner physiologischen G-esellschaft. 181 



Ist im A = A':s = n; 8 = 8'; cc = {//; so findet man an mustergültigen 

 Bussolen älterer Construction mit Anwendung eines Magnetringes: «' = 4- 5. 

 Für den höchsten brauchbaren und bei gehörigem Fernrohrabstande zu 

 den denkbar feinsten Untersuchungen hinreichenden Werth von a findet man: 



Cimax =10-0 



Wir haben ferner: 













F 



R' — 



■8 















F' ~ 



R — 



"8 





oder 



wenn: 



H' 



= S± 



A R ist, 



















^ =1 

 F' 



AR 

 - R — 8 





oder: 



























F 



F' 



= 1 ± - 



AR 

 R 



R 

 R — 



8 





Nach 



Neumayer^ 



ist: 



















1 





•0015 





Unter Benutzung der Werthe für a' und ccmax ergiebt sich, dass für 



_^' __ -^Q(\ScaUiitlie,ile 



JP zwischen 100 + 0-7 und 100 + 1-5 liegen wird, dass also von einer In- 

 constanz der Empfindlichkeit der Bussole nicht wohl die Eede sein kann. Sind 

 allerdings Ring und Stab magnetisch nicht gesättigt, so könnten schon bei niedri- 

 geren Graden der Astasirung merkliche Störungen auftreten. 



2. Hr. Gab hielt den angekündigten Vortrag: „Ueber einen neuen 

 Pneumatographen". 



Wer sich experimentell mit Fragen über die Mechanik der Athmung be- 

 schäftigt, wird bald das Bedürfniss empfinden, einen Apparat zu besitzen, welcher 

 gestattet, die die Athmung begleitenden Volumänderungen des Thorax aufzu- 

 schreiben. Mir selbst ist es so gegangen und da ich keinen geeigneten Apparat 

 vorfand, habe ich mir einen derartigen Pneumatographen construirt. In der 

 Form, welche ich ihm zuletzt gegeben habe, leistet er mir seit dreiviertel Jahren 

 gute Dienste und da ich zu der Ueberzeugung gelangt bin, dass wesentliche 

 Veränderungen nicht mehr angebracht zu werden brauchen, so will ich ihn der 

 Oeffentlichkeit übergeben. 



Mein Pneumatograph beruht auf dem Princip des Spirometers. Es wird 

 aus einem Raum und in denselben zurückgeathmet, dessen übrigens feste Be- 

 grenzung zum Theil durch ein in Wasserverschluss bewegliches Stück herge- 

 stellt ist; die innerhalb jeden Zeitelementes erfolgenden Verrückungen dieses 

 Stückes sind annähernd proportional den in demselben Zeitelement ein- und aus- 

 geathmeten Luftmengen und können auf einer bewegten Zeichenfläche aufge- 



1 E. du Bois-Eeymond, a. a. 0., S. 376 (776). 



