182 



Veehandlungen 



schrieben werden. So erhält man Curven, welche die Volumänderungen des 

 Hohlraumes der Lungen, bezogen auf eine der Zeit proportionale Abscisse, dar- 

 stellen und der Effect der Athembewegungen ist auf absolutes Maass, Volum 

 und Zeit zurüclfgeführt, mit einem für die erste Annäherung genügenden Grade 

 von Genauigkeit. 



Damit den im Princip ausgesprochenen Anforderungen genügt werde, ist 

 erforderlich, dass das bewegliche Stück in jeder während des Versuches vor- 

 kommenden Stellung aequilibrirt sei und dass den Verrückungen desselben 

 möglichst kleine Widerstände entgegentreten. Erstere Bedingung muss erfüllt 

 werden, damit der bewegliche Theil bei jeder vorkommenden Stellung keinen 

 anderen als Atmosphärendruck auf den abgeschlossenen Hohlraum ausübt, die 

 zweite, damit jede beim Aus- oder Einströmen von Athemluft entstehende Druck- 

 differenz durch Ausweichen des beweglichen Theiles sich sofort ausgleichen 

 und nicht zu namhaften Werthen ausbilden kann. Vernachlässigung beider 



Fig. 1. 



Bedingungen würde zu Compression oder Dilatation der abgeschlossenen Luft- 

 menge führen, welche den zeitlichen Zusammenfall und die Proportionalität 

 zwischen Verrückung und Athembewegung beeinträchtigen und durch Ueber- 

 tragung von Druck- oder Zugkräften auf die innere Lungenoberfläche den Ver- 

 such compliciren würden. 



Die den Verrückungen erwachsenden Widerstände können auf Trägheit der 

 Massen oder auf Keibung beruhen. Letztere ist fast vollkommen dadurch 

 eliminirt, dass dem beweglichen Theil wesentlich die Form eines rechteckigen 

 Schachteldeckels gegeben ist (siehe den etwas schematisch gehaltenen Längs- 

 schnitt, Fig. 1), dessen Verrückungen in Drehung um eine in Kernern laufende 

 horizontale Stahlaxe bestehen, mit welcher der Deckel durch 2 Aluminiumarme 

 est verbunden ist. Weder die Eeibung der Axe im Axenlager, noch die des 

 Deckelrandes in dem Wasser des Wasserverschlusses erreicht einen merklichen 

 Werth. Der übrige Theil des Widerstandes hängt ab von der Masse bez. dem 

 Trägheitsmoment des Deckels und der demselben ertheilten Geschwindigkeit. 

 Letztere erreicht darum nie bedeutende Werthe, weil wegen der gewählten Ab- 

 messungen des Deckels den mittleren Grössen der Athemvolumschwankungen 

 nur relativ kleine Verrückungen der Hauptmasse des Deckels entsprechen. In 



