I 



b 



lieber die Construction und Verwendung des Capillar- 

 Elektrometers für physiologische Zwecke. 



Von 

 Dr. Ernst von Fleisehl 



in Wien. 



Aus dem physiologischen Institut der Universität Wien. 



Unter den zahlreichen ans der physikalischen Technik entlehnten 

 Behelfen der Nerven- nnd Muskelphysiologie fehlte bis jetzt ein Instru- 

 ment, welches die in einem Kreise vorhandenen Ströme nach ihrer 

 elektromotorischen Kraft oder nach ihrer Intensität mit solcher Schnellig- 

 keit und mit so geringer Einmischung der Trägheit der Massen anzeigte, 

 dass der jeweilige Stand des Index immer als dem augenblicklichen 

 elektrischen Zustande des Kreises entsprechend, und somit die Bewegungen 

 des Index als ein getreues Abbild der elektrischen Bewegungen im Kreise 

 angesehen werden durften. Bei allen bisher angewendeten Elektro- 

 metern, Galvanometern, Dynamometern u. s. w. war die Dauer der Schwin- 

 gung des Magneten oder des Solenoids so gross, dass die Bewegung des 

 Index schon aus diesem Grunde weit davon entfernt blieb, eine Vor- 

 stellung von dem zeitlichen Verlaufe der elektrischen Vorgänge im Kreise 

 zu geben. 



Bernstein hat bekanntlich diese Schwierigkeit durch die ungemein 

 sinnreiche Construction seines Differential-Eheotoms zu überwinden ge- 

 wusst und man verdankt der Anwendung dieses Apparates eine Keihe 

 von Angaben über den zeitlichen Verlauf elektrischer Vorgänge im Nerven 

 nnd im Muskel; doch liegt es in den Bedingungen dieses Instrumentes, 

 dass die Kesultate, die es ergiebt, erst nachträglich zur „punktweiseu" 

 Construction einer Schwankunsrscurve verwendet werden können. 



