270 Eenst V. Fleischl: 



lu dem von Lippmaun vor einigen Jahren, auf Grund eines — so 

 viel ich weiss — von Er man im Beginn dieses Jahrhunderts zuerst 

 bemerkten Principes, erfundenen Capillar-Elektrometer glaubte ich nun 

 die Eigenschaften v?ahrzunehmen, welche nothwendig sind für ein In- 

 strument, das elektrische Veränderungen mit fast verschwindender Ver- 

 zögerung anzeigen soll. 



Ich habe mich also seit einem Jahre mit dem Studium der Eicjen- 

 schaffen dieses schönen Instrumentes beschäftigt und einige, so viel ich 

 weiss noch nicht beschriebene, aber gerade für den Physiologen wichtige 

 Beobachtungen an demselben gemacht. 



Auch schien mir manches an der Construction des Instrumentes 

 wesentlicher Verbesserung fähig, ja bedürftig; und im Verlaufe meiner 

 Erfahrungen gelangte ich endlich zur Annahme des im Folgenden be- 

 schriebenen Modelles, welches ich den Hrn. Mechanikern Meyer und 

 Wolf^ zur Ausführung überlassen habe. 



Aus einer dicken kreisrunden Eisenplatte, die auf drei Stellschrauben , 

 steht, erheben sich zwei Säulen, von denen die eine das Elektrometer, 

 die andere das Beobachtungs-Mikroskop trägt. Letzteres ist auf folgende 

 Arten beweglich aufgestellt. Durch Lockerung der Sehraube a erhält 

 der wie ein Fernrohrauszug eingerichtete obere Theil der Säule seine 

 Beweglichkeit. Hierdurch kann das Mikroskop in vertikaler Eichtung 

 um beträchtliche Strecken gehoben oder gesenkt werden. Der Zweck 

 dieser „groben" Einstellung ist, das Mikroskop ungefähr in eine dem 

 unteren Ende der Capillare entsprechende Höhe zu bringen. Die feine 

 Einstellung in vertikaler Eichtung geschieht durch Drehen an der Kreis- 

 scheibe A^ welche auf ihrer oberen versilberten Fläche am Eande eine 

 Eintheilung in 100 Theile trägt, die beim Drehen an der Spitze eines 

 kleinen Index, der in der Zeichnung erkennbar ist, sich vorüberbewegt. 



Die Verschiebung des Mikroskopes parallel mit sich selbst in der 

 Horizontalebene wird durch Drehen der Schraube B bewerkstelligt. Wie 

 sich aus dem Folgenden ergiebt sind in dieser Eichtung niemals grosse 

 Verschiebungen nöthig, wesshalb auch auf die Anbringung einer groben 

 Einstellung verzichtet wurde. 



Die dritte Bewegung des Mikroskopes^ die längs seiner Axe ist hin- 

 gegen wieder mittels grober und feiner Einstellung möglich. Zur feinen 

 Einstellung dient die Schraube (7, die grobe Einstellung wird durch 

 Verschiebung des Tubus in der Hülse aus freier Hand besorgt. Das 

 Ocular des Mikroskopes ist ein Messocular, d. h. es trägt in der Ebene 

 seines Diaphragma's eine in Glas geritzte Theilung, welche beim Ge- 

 brauche vertikal zu stellen ist. 



1 Wien, Beetlioveugasse. 



