Über Construction und Verwenbtjng des Capillarelekteometers. 273 



luftdichten Verbindung mit Glasröhren bestimmt, die an ihren oberen 

 Enden in Messinghülsen (e, e) eingekittet sind. Die aufeinanderpassen- 

 den Enden des Kohres und der Hülsen sind so genau gearbeitet, dass, 

 wenn zwischen sie ein gefettetes ringförmiges Lederplättchen gelegt ist 

 und dann die Verschraubungen {LL) fest angezogen werden, ein selbst 

 bei hohem Drucke luftdichter Verschluss erreicht ist. Jedem Apparate 

 werden mehrere solche Hülsen {e) beigegeben. In eine derselben ist 

 das kürzere Ende des Manometers ein für alle Male eingekittet, die 

 übrigen Hülsen dienen zur Aufnahme verschiedener Capillaren, deren 

 man sich so mehrere aufbewahren kann und die ohne weitere Vorbe- 

 reitung in jedem Moment am Apparate gegen einander vertauscht wer- 

 den können. 



Auf die Tasse oben auf der Säule wird eine Glasflasche gestellt, 

 welche über ihrem Boden eine seitliche Tubulatur hat. Von dieser 

 führt ein dickwandiger Kautschukschlauch 

 herab^ welcher mit seinem unteren Ende 

 fest mit dem hohlen Fortsatze des Glas- 

 hahnes F verbunden ist. Dieser Glashahn 

 (Fig. 2) befindet sich in dem vertikalen 

 Stücke Glasrohr, welches an die tiefste 

 Stelle des Manometers angeschmolzen ist 

 und mit dem Manometer communicirt. Der 

 Glashahn hat eine ganze Durchbohrung 

 senkrecht auf seine Axe. Wenn diese Boh- 

 rung vertikal gestellt wird, so läuft die 

 Flüssigkeit aus dem Manometer in ein 

 darunter stehendes Gefäss. Ferner hat der 

 Hahn eine halbe Bohrung, welche aber 



nicht mit der oben besprochenen ganzen Bohrung communicirt, sondern 

 in jene axiale Bohrung übergeht, mit welcher, wie oben bemerkt, der 

 Kautschukschlauch / communicirt. Steht diese halbe Bohrung nach 

 oben, so tritt die Flüssigkeit aus der Flasche M in das Manometer. In 

 dieser Stellung ist der Hahn in Fig. 2 gezeichnet. 



Auf der eisernen Grundplatte ist ferner noch die Ebonitplatte N 

 aufgeschraubt, welche zwei von einander isolirte, mit je zwei Schrauben- 

 klemmen versehene Messingklötze trägt. 



Für die Zusammenstellung des Instrumentes zum Gebrauche ist nun 

 folgendes nöthig. In eine der beigegebenen Hülsen e wird mittels Siegel- 

 lack ein Glasrohr fest eingekittet. Entweder ist irgendwo unterhalb der 

 Hülse in dieses Glasrohr ein dünner Platindraht so eingeschmolzen, 

 dass sein eines Ende frei in das Lumen des Eohres hineinragt, oder es 



Archiv f. A. u. Ph. 1879. Physiol. Abthlg. 18 



