Über Construction und Verwendung des Capillarelektrometers. 275 



heissesteu Stelle sich ganz 7a\ verschliessen beginnt, entfernt man das 

 Eohr aus der Flamme und bringt unmittelbar ehe das Glas seine Plasti- 

 cität verliert einen leisen axialen Zug an dem Kohre an, durch welchen 

 eine correctere Kegelgestalt des Lumens erzielt wird. Unmittelbar über 

 der Verschlussstelle wird nun das Rohr abgeschnitten (es kann an diesem 

 Querschnitt leicht 3 '°°' Durchmesser haben), so dass die Capillare unten 

 offen ist. Soll das Ganze auch zu feineren Beobachtungen dienen, so 

 muss eine Facette angeschliffen werden, damit starke Vergrösserungen 

 anwendbar und Verzerrungen des Bildes der Quecksilberkuppe vermieden 

 werden. • Es ist vielleicht nicht überflüssig, auch über diese Procedur 

 einige Worte zu sagen. Für diesen Zweck ist es besser, zunächst das 

 Eohr so abzuschneiden^ dass die Capillare nicht eröffnet wird, damit 

 nichts vom Schleifmittel in sie eindringe. Dann wird mit Schmirgel 

 am Rande einer dicken Glasplatte dem ausgezogenen Theile des Rohres 

 eine seiner Axe parallele Fläche angeschliffen und hiebei soviel Glas 

 weggenommen, dass der Canal nur etwa ^/g ™™ unter der Facette liegt. 

 Die Facette muss nun noch polirt werden. Man spannt ein Stück Holz 

 von mehreren Zollen Länge in die Drehbank, dreht daraus einen Cylin- 

 der von ca. 1 Zoll Durchmesser, bestreicht seine befeuchtete Mantelfl.äche 

 mit gut geschlämmtem Colcothar und, während man den Cylinder rasch 

 sich drehen lässt, führt man unter entsprechendem Drucke die zu poli- 

 rende Fläche auf ihm hin und her bis die Facette ganz hell polirt ist. 

 Sehr abgekürzt wird dieser lästigste Act der ganzen Procedur dadurch, 

 dass man zuletzt auf der Glasplatte, ehe man zu poliren anfängt, mit 

 möglichst feinem Schmirgel schleift. Ist alles dies beendigt, dann schneidet 

 man nach soviel ab, dass die Capillare eröffnet wird. Der Querschnitt 

 sieht dann so aus: ^^ . Nun wird das Rohr mit Quecksilber gefüllt 

 und überhaupt damit nach den obigen Vorschriften weiter verfahren. Es 

 ist allerdings langweilig, sich eine solche Capillare zu machen, doch 

 stellt sie einen werthvollen Besitz dar, dessen Anschaffung ich wenigstens 

 nicht bereut habe. 



Ist nun eine brauchbare Röhre gewonnen und angeführt, so wird ihr 

 von unten her der Verschraubungsring L übergeschoben und nun das 

 Rohr fest mit dem Gestelle verbunden, so wie auf der anderen Seite das 

 Manometerrohr. Dann füllt man das Gefäss Z>, indem man erst etwa 

 12™™ hoch Quecksilber und auf dieses dann bis zum Rande stark ver- 

 dünnte Schwefelsäure hineingiesst. Dann wird das Gefäss durch zweck- 

 mässige Verschiebung der mittleren Hülse auf der Standsäule gehoben, 

 bis die Capillare in dasselbe eintaucht und mit ihrer offenen Spitze in 

 der Schwefelsäure endigt. Auch wird Sorge dafür getragen, dass die 

 Capillare von innen dem Deckgläschen anliegt. 



18* 



