Übee Consteuction und Verwendeng des Capillaeelekteometees. 277 



Üiessen anfängt. Nach kurzer Zeit erscheint der Quecksilberfaden wieder 

 im Gesichtsfelde und in dem Momente, in welchem er mit seinem Me- 

 niscus den mittleren Theilstrich der Ocularscala tangirt, versperrt man 

 dem Quecksilber den weiteren Zufluss zum Manometer durch eine leichte 

 Drehung des Hahnes P. Dann liest man die Niveaudifferenz des Queck- 

 silbers in den beiden Schenkeln des Manometers ab und kennt nun den 

 Druck, welcher unter den gegebenen Verhältnissen der elektromotorischen 

 Kraft eines Dan iell 'sehen Elementes das Gleichgewicht hält. Für jede 

 neue Capillare ist diese Bestimmung von Neuem auszuführen. — Will 

 man nun das Instrument .für eine zweite Messung herrichten, so lässt 

 man erst das noch von der früheren Messung im Manometer befindliche 

 Quecksilber aus dem Manometer in das darunter stehende Gefäss aus- 

 Üiessen, bis die Niveaux in beiden Schenkeln gleich hoch stehen; und 

 blendet dann den gemessenen Strom vom Instrumente ab. Man soll 

 nicht in umgekehrter Ordnung verfahren, weil sonst möglicherweise in 

 Folge des Druckes das Quecksilber aus der Spitze der Capillare austreten 

 könnte. Auch ist es nothwendig einen du Bois-Reymond'schen 

 Schlüssel und keinen anderen anzuwenden, denn der Ausschlag des In- 

 strumentes fällt nur dann rasch und sicher auf Null zurück, wenn das- 

 selbe in sich zum Kreise geschlossen wird; sind die beiden Quecksilber- 

 massen des Instrumentes von einander isolirt nachdem der Strom aufgehört 

 hat zu wirken, so findet nur sehr allmälig eine Einstellung auf den 

 Nullpunkt statt, die eben darum auch nicht sehr genau ist, denn der 

 Nullpunkt selbst wechselt binnen eines längeren Zeitraumes (eine Stunde 

 und darüber) seine Lage, indem diese z. B. für Temperaturschwankungen 

 ziemlich empfindlich ist. 



Da bei einer elektromotorischen Kraft von etwas über 1 Daniell 

 bereits Ausscheidung von Gas an der Grenze von Quecksilber und ange- 

 säuertem Wasser stattfindet, so kann das Instrument zur Messung grösserer 

 elektromotorischer Kräfte nicht angewendet werden. Unter diesen Ver- 

 hältnissen wäre es möglich gewesen das Manometer beträchtlich kürzer 

 zu machen, da die messende Quecksilbersäule nicht 150™°" zu über- 

 schreiten braucht. Doch habe ich mich dafür entschieden ihm eine 

 grössere Länge zu geben, welche gestattet, die elektromotorischen Kräfte 

 der von Muskeln oder Nerven herrührenden Ströme durch Wasserdruck zu 

 messen. Hierdurch wird natürlich eine beträchtlich grössere Genauigkeit 

 der Messung ermöglicht. An der Capillare, mit welcher ich jetzt schon 

 seit einigen Monaten arbeite, entspricht, wenn man mit Wasser misst, 

 eine Niveaudifferenz von 1 ™°* einer elektromotorischen Kraft von ^/^ggg 

 Daniell. Wenn man längere Zeit nicht mit dem Instrumente gearbeitet 

 hat und will es dann wieder in Gebrauch ziehen, so empfiehlt es sich. 



