278 Ernst V. Fleischl : 



vorher mehrere grössere Ausschläge hervorzAirufen, etwa indem man die 

 Marke des Hahnes K nach links stellt und dann mit dem Munde ab- 

 wechselnd Luft in den Schlauch c hineinpresst und aus ihm heraussaugt; 

 noch hesser ist es einen so starken Druck anzuwenden^ dass ein Tröpf- 

 chen aus der Spitze der Capillare herausfällt. Diese Vorsichtsmassregeln 

 dienen dazu, Fehler auszuschliessen, die von Beziehungen herrühren, welche 

 sich hei längerer Ruhe zwischen dem Quecksilber, besonders seinem 

 Meniscus und der Glaswand der Capillare auszubilden scheinen. Ueber- 

 haupt sollte man sich jedesmal wenn man das Instrument in Gebrauch 

 ziehen will, vorher davon überzeugen, dass es sich nach erfolgtem Aus- 

 schlage ordentlich wieder auf Null einstellt. Ist alles in gutem Stande, 

 so wird man über die grosse Genauigkeit erstaunt sein, mit welcher die 

 Einstellung auf den Nullpunkt erfolgt. 



Davon, dass die elektromotorische Kraft und keine andere Dimension 

 des Stromes gemessen wird, kann man sich leicht durch zwei aufein- 

 anderfolgende Messungen des Stromes einer und derselben Quelle bei 

 verschiedenen Leitungswiderständen überzeugen. Ich schalte hier eine 

 Bemerkung ein, welche meines Wissens bisher noch nicht gemacht wurde. 



Obwohl nämlich, wie gesagt, die elektromotorische Kraft von dem 

 Instrumente gemessen wird, so ist doch die Intensität des Stromes 

 nicht ganz ohne Einfluss auf die Veränderungen, die am Stande des 

 Meniscus vor sich gehen. Von ihr hängt nämlich die Geschwindig- 

 keit ab, mit welcher diese Veränderungen sich vollziehen. Ich habe 

 das Gesetz dieser Abhängigkeit nicht genauer erforscht, da die exacte 

 Messung der Zeit hierbei einige Schwierigkeit darbieten dürfte. Die Ein- 

 schaltung eines Widerstandes, wie ihn etwa ein Froschnerv darbietet, be- 

 dingt eine kaum merkliche Verzögerung. Sehr beträchtlich war aber 

 die Verringerung der Geschwindigkeit mit der sich der Meniscus bewegte 

 bei Einschaltung von ^/^ Millionen S. E. Die Höhe der compensir enden 

 Flüssigkeitssäule ist jedoch dieselbe bei Einschaltung grosser und kleiner 

 Widerstände. 



Die Geschwindigkeit, mit welcher die neue Einstellung erreicht wird, 

 hängt natürlich auch (bei gleichbleibender elektromotorischer Kraft des 

 Stromes) v,on der Länge des Weges ab, welchen der Meniscus zurück- 

 zulegen hat. Da bei Einwirkung eines Stromes ein bestimmter anderer 

 Querschnitt der Capillare vom Meniscus aufgesucht wird, so ist der 

 zurückzulegende Weg um so kleiner, je grösser der Kegelwinkel der Ca- 

 pillare ist. Derselbe Strom bedingt an einer stumpferen Capillare kleinere 

 Ausschläge als an einer spitzeren. Will man also sehr kleine elektro- 

 motorische Kräfte durch möglichst grosse Ausschläge recht sichtbar 

 machen, so muss man sich eine Capillare ausziehen von fast cylindrischer 



