280 Ernst v. Fleischl: 



des verwaschenen Endes des Fadens ein ganz scharfes sich bewegendes 

 Bild der Kuppe treten zu sehen. 



Obwohl nun die Geschwindigkeit, mit welcher der Meniscus den 

 elektrischen Veränderungen eines Kreises folgt, sehr beträchtlich ist, so 

 hat sie doch eine obere Grenze. Wie sich elektrische Vorgänge am 

 Instrumente anzeigen, deren Geschwindigkeit jene Grenze überschreitet, 

 muss die Erfahrung lehren. Nun wird jene Grenze aber offenbar von 

 denjenigen inducirten Strömen, welche ihre Entstehung der Schliessung 

 und Oeffnung eines primären Kreises verdanken, überschritten. Die Be- 

 obachtung lehrt nun, dass solche Ströme auch noch durch Ausschläge 

 des Meniscus angezeigt werden, und dass diese Ausschläge im Allgemeinen 

 grösser sind, wenn die Ströme — gleiche Widerstände vorausgesetzt — 

 stärker sind. Lässt man z. B. einzelne Schliessungsinductionsströme eines 

 Schlitten-Inductoriums durch das Instrument gehen^ so entspricht jedes- 

 mal einem geringeren EoUenabstande ein grösserer Ausschlag. Lässt 

 man aber bei einer bestimmten Stellung der Bollen gegeneinander einmal 

 einen Schliessungsinductionsschlag und dann — natürlich in derselben 

 Eichtung — einen Oeffnungsinductionsschlag durch das Instrument gehen, 

 so wird sich der der Schliessung entsprechende Ausschlag merkwürdiger- 

 weise als der grössere zeigen. Lässt man nun eine Eeihe rasch aufein- 

 anderfolgender Schliessungs- und Oeffnungs-Inductionsströme, wie sie der 

 du Bois-Eeymond'sche Apparat liefert, durch das Instrument gehen, 

 so wird man eine Erscheinung gewahr, welche wegen der Complicirtheit 

 ihrer Erklärung leicht zu Missdeutungen Veranlassung geben kann. 



Was man direct beobachtet ist folgendes: Jedenfalls bewegt sich 

 der Meniscus gegen die Spitze der Capillare zu und oscillirt um eine 

 mittlere Lage, welche der Spitze näher liegt, als die ßuhelage des Meniscus 

 im stromlosen Instrumente. Sind die Schliessungsschläge von der Spitze 

 der Capillare nach ihrem dicken Theile zu gerichtet und die Oeffnungs- 

 schläge umgekehrt, so ist die Verschiebung kleiner und die Os- 

 cillationen um die mittlere Lage sind grösser, als wenn die Ströme 

 die umgekehrte Eichtung haben. 



Um dies zu verstehen muss man wissen, dass ein und derselbe 

 Strom einen grösseren Ausschlag am Elektrometer hervorbringt, wenn er 

 in diesem vom dicken Theile zur Spitze der Capillare geht und also den 

 Meniscus gegen letztere zu schiebt, als wenn er die umgekehrte Eichtung 

 hat, so dass also eine rasche Aufeinanderfolge von gleichen und entgegen- 

 gesetzten Strömen den Meniscus immer gegen die Spitze der Capillare 

 zu verschiebt. Will man die gleichen und entgegengesetzten Ströme 

 mit Stössen vergleichen, welche einen Körper alternirend mit gleicher 

 Stärke nach der einen und nach der entgegengesetzten Eichtung fortzu- 



