p 



Übee Constefction und Verwendung des Capillaeelektrometers. 281 



bewegen trachteu, so muss man den Quecksilber-Meniscus mit einem 

 Körper vergleichen, der sich in einem Medium bewegt, welches seiner 

 Bewegung in zwei entgegengesetzten Richtungen verschiedene Wider- 

 stände darbietet. Von diesem Standpunkte ist wohl auch die Angabe 

 eines englischen Physikers verständlich,^ dass die in einem angesprochenen 

 Telephone erregten Wechselströme den Meniscus eines Lippmann 'sehen 

 Capillarelektrometers immer in einer Richtung verschieben. — Nur 

 Avenn die auf dem Meniscus lastende Quecksilbersäule sehr niedrig ist, 

 dieser also sich auf einen relativ grossen Querschnitt der Capillare ein- 

 stellt, tritt gelegentlich der Unterschied, den die beiden verschiedenen 

 Richtungen in die Grösse des Ausschlages einführen, zurück gegen den 

 Unterschied zwischen der Wirkung von Schliessungs- und Oeffnungs- 

 inductionsströmen, so dass dann eine Reihe rasch aufeinanderfolgender 

 Wechselströme eines Inductionsapparates den Meniscus in einer Richtung 

 und nach Umkehrung des primären Stromes in der entgegengesetzten 

 Richtung verschiebt — immerhin ist die Verschiebung gegen die Spitze 

 der Capillare die beträchtlichere. Auf die Untersuchung der Ursache, 

 wegen welcher die Sehliessungsinductionsströme stärker wirken, als die 

 Oeffnungsinductionsströme, obwohl das Maximum der elektromotorischen 

 Kraft bei letzteren höher ist, als bei ersteren, habe ich mich nicht weiter 

 eingelassen : soviel scheint klar, dass die zeitliehen Verhältnisse hierbei 

 eine Rolle spielen; vom Zeitintegral direct kann aber die Grösse des 

 Ausschlages nicht abhängen, sonst müsste dieser für beide Arten von 

 Strömen gleich sein, wenn man dafür Sorge trägt, dass er beidemale 

 nach derselben Richtung erfolgt; vielleicht nimmt sich ein Physiker der 

 wie ich glaube nicht undankbaren Aufgabe an, diese Verhältnisse genauer 

 zu erforschen. 



Wenn einem Leiter eine elektrische Masse genähert wird, so findet 



1 r. J. M. Page in Nature, Vol. 17, p. 283, 284. Daselbst wird auch eine 

 Vermuthung des Dr. Burdon-Sanderson erwähnt, nach welcher sich der beob- 

 achtete Eflect ans der verschiedenen Geschwindigkeit der Bewegung des Meniscus 

 in beiden Richtungen erklärt; auch die Thatsache, dass die Wechselströme eines 

 du Bois- Reymond'schen Inductoriums den Meniscus immer gegen die Spitze zu 

 bewegen, wird erwähnt und als Beweis (?) für die vorgebrachte Erklärung angeführt. 

 Es ist gewiss sehr schwer, die Geschwindigkeiten, mit denen sich der MeniscvTS in 

 verschiedenen Fällen bewegt, zu messen, während die Thatsache, welche Hrn. Page 

 und auch Hrn. Burdon-Sanderson unbekannt geblieben ist, dass gleiche Ströme 

 sehr verschieden starke Ausschläge nach beiden Eichtungen bedingen, sich sehr 

 leicht experimentell constatiren lässt; so z. B. gab mir der äusserst constante Strom 

 eines schwachen Thermoelementes einen Ausschlag von 14 Theilstrichen der Ocular- 

 scale in der Richtung gegen die Spitze und einen Ausschlag von 7 '2 Theilstrichen 

 m der entgegengesetzten Richtung. 



