282 Eenst V. Flbischl: 



im Leiter eine Vertheiliing statt. Während dieses Vorganges ist 

 der Leiter als von einem Strome, dem Vertheilungsstrome , durch- 

 flössen anzusehen. Wie natürlich, werden auch diese Vertheilungs- 

 strome vom Capillarelektrometer angezeigt und es eignet sich dieses In- 

 strument also auch zum Studium gewisser Erscheinungen der statischen 

 Elektricität. 



Hierbei kann das Instrument entweder isolirt sein oder man kann 

 dessen einen Pol zur Erde ableiten. Den anderen Pol verbindet man 

 zweckmässig durch eine Drahtleitung mit einer kleinen Metallkugel, 

 welche sich etwa um ein Meter vom Elektrometer entfernt befindet. 

 Nähert mau dieser Kugel z. B. eine geriebene Glasstange, so sieht man 

 den Meniscus einen Ausschlag vollführen, dessen Grösse von der Stärke 

 der Ladung, von der Grösse und von der Geschwindigkeit der Annähe- 

 rung abhängt. Dieser Ausschlag geht wie jeder Ausschlag in dem nicht 

 zum Kreise geschlossenen Instrumente langsam auf Null zurück. Der 

 Rückgang erfolgt etwas schneller, wenn das Instrument nicht zur Erde 

 abgeleitet ist. Ist der Meniscus wieder auf Null gekommen, so erfolgt ein 

 Ausschlag in der entgegengesetzten Richtung, sobald man die Glasstange 

 wieder entfernt. Die Richtungen der Ausschläge sind verkehrt, wenn man 

 statt der Glasstange eine Harzmasse anwendet. Bewegt man eine ge- 

 ladene Masse in einiger Entfernung von der Kugel rasch in kleinen 

 Schwingungen hin und her, so macht der Meniscus diese Bewegungen 

 mit. Die Empfindlichkeit des Instrumentes ist auch in dieser Be- 

 ziehung eine sehr grosse. 



Es ist bekannt, dass durch eine an einem Capillarelektrometer hervor- 

 gebrachte Verschiebung des Quecksilbers ein Strom erzeugt wird und auf 

 diesen Umstand ist die Construction eines Capillarelektromotors basirt. 

 Es beruht somit die Messung mit dem Capillarelektrometer auf Compen- 

 sation — das Capillarelektrometer ist ein automatisch und mit der höchsten 

 Präcision arbeitender Compensator. Um dies einzusehen, mache man 

 folgenden Versuch. Ein Danieirsches Element und ein Capillarelektro-' 

 meter und ein äusserst empfindliches Galvanometer (in meinem Falle 

 ein für Nervenströme hergerichtetes) werden in einen Kreis gespannt. 

 Die beiden letzteren Instrumente sind vorläufig durch gute Neben- 

 schliessungen vor der Einwirkung des Stromes geschützt. Nun räume 

 man zuerst die Nebenschliessung vor dem Capillarelektrometer weg und 

 dann die vor dem Galvanometer; und man wird sehen, dass an letzterem 

 gar kein Ausschchlag entsteht. 



