420 Emil Grunmach: 



KupferdraM trug, der durch Eintauchen in ein Quecksilbernäpfchen die 

 Kette schloss. Nach Application der Sphygmographen au die zu unter- 

 suchenden Arterien wurden entsprechend der Pulsbewegung von den 

 Schreibspitzen der betreifenden Anker auf die Kymographiontrommel 

 unter die Zeitcurve Marken notirt, deren Abstände leicht berechnet 

 werden konnten. Um ferner die Zeitdifferenz zwischen dem ersten und 

 zweiten Herzton zu bestimmen, auscultirte Landois mit dem Stethoskop 

 die Versuchsperson und schloss mit der Hand beim Beginn des ersten 

 Herztons die Kette des einen Elektromagnetes durch Eintauchen eines 

 Drahtes in ein Quecksilbernäpfchen, während er beim Beginn des zweiten 

 Tones den Draht wieder aus dem Näpfchen heraushob. Auf ähnliche 

 Weise wurde das Zeitintervall zwischen den Herztönen und dem Pulse 

 der Art. radialis und dorsalis pedis bestimmt. Wie leicht jedoch diese 

 freie Markirung der Herztöne zu fehlerhaften Resultaten führen konnte, 

 gab Landois selber zu, abgesehen davon, dass die Dauer zwischen dem 

 ersten und zweiten Herztone selbst bei ruhigem Pulse ziemlich starken 

 Schwankungen zu unterliegen pflegt. 



Mit Rücksicht auf die günstige Empfehlung, welche Czermak und 

 Landois der elektrischen Methode angedeiheu Hessen, begann auch ich 

 meine Versuche mit Hülfe dieser Methode. Zu diesem Zwecke benutzte 

 ich vier Lufttrommeln meines Polygraphen, von denen je zwei die Puls- 

 beweguug an den zu untersuchenden Gefässstellen aufnehmen, je zwei, 

 mit einem Schreibhebel versehen, die Pulsbewegung verzeichnen sollten. 

 Die zwei Lufttrommeln verbindende Glas- und Gummiröhre wurde voll- 

 kommen gleich gemacht, und jede Trommel mit einer möglichst gleich 

 gespannten Membran versehen. Der an dem kurzen Arm des Schreib- 

 hebels befindliche Contact war zugleich mit einem schreibenden Elektro- 

 magnet in die Kette eines Daniell'schen Elementes eingeschlossen, 

 und die Contactschraube so eingestellt, dass beim Beginn des Pulses die 

 Kette geöffnet, beim Ende desselben geschlossen wurde. Als chronosko- 

 pisches Hülfsmittel diente mir eine elektromagnetische Stimmgabel, die 

 hundert Mal in der Secunde einen schreibenden Elektromagnet unter- 

 brach. Mit jeder Pulsbewegung wurden die Schreibhebel des Polygra- 

 phen in Bewegung gesetzt, zugleich damit verzeichneten die senkrecht 

 über einander gestellten Schreibspitzen der drei Elektromagnete auf das 

 feinberusste Papier der Kymographiontrommel Marken, aus deren Ab- 

 ständen mit Hülfe der verzeichneten Stimmgabelschwingungen die Puls- 

 verspätung leicht bestimmt werden konnte. 



Anfangs schienen die am gesunden Menschen angestellten Versuche 

 ganz gut von Statten zu gehen; aber nach genauer Ausmessung der 

 Markenabstände stellten sich nur zu bald Differenzen heraus, die Zweifel 



