422 Emil Geünmach: 



erstens die der Art. pediaea des Menschen entsprechende Schlagader zur 

 Erlangung ausgeprägter Pulscurven zu kleine Dimensionen hatte, ferner 

 wegen der Verschiebbarkeit der Haut die Application der Pelotte eine 

 zu unsichere war. Von der Benutzung der Art. carotis und cruralis 

 nahm ich deshalb Abstand, weil eine möglichst lange Gefässbahn zu den 

 Versuchen verwerthet werden sollte. 



Der für die Hundepfote bestimmte Plethysmograph besteht im Wesent- 

 lichen aus einem Glasgefäss, einer mit diesem communicirenden Glasröhre 

 und einer Lufttrommel des Polygraphen. Die Pulsationen werden von 

 Wasser auf Luft und schliesslich auf die Membran der Trommel über- 

 tragen, an welcher der Schreibhebel befestigt ist. Das Glasgefäss, dessen 

 Länge Iß"^'" und dessen lichter Durchmesser 5^/3°" beträgt, ist mit zwei 

 verschieden weiten Oeffnungen versehen. An der weiteren, durch welche 

 die Pfote eingeführt wird, befindet sich eine Gummimanchette , deren 

 äusseres Ende über den Rand des Gefässes festgebunden ist, während 

 das innere Ende, der Innenwand des Gefässes fest anliegend, einen zarten 

 Gummibeutel trägt, der den Zweck hat, einen möglichst dichten Ver- 

 schluss zwischen dem im Gefässe befindlichen Wasser und der Haut der 

 Hundepfote herzustellen. Der genaue Verschluss zwischen der letzteren 

 und dem Glasgefässe wird durch einen ^/4*'™ dicken Gummistopfen be- 

 werkstelligt, der nach einem Gypsabguss der Hinterpfote des Normal- 

 hundes geformt, für die betreffenden Theile so genau passt, dass ein 

 schädlicher Einfluss auf die Blutcirculation nicht zu befürchten ist. Zur 

 Sicherung des Verschlusses befindet sich an dem Eande des Gefässes 

 noch ein Blechkranz, der zur Befestigung von Schnüren dient, die mit 

 dem Gummistopfen fest verbunden sind. Wenn auch der Stopfen eigent- 

 lich nur für den Normalhund bestimmt war, so fand er doch noch ander- 

 weitige Verwendung, da nur solche Hunde zu den Versuchen gewählt 

 Avählt wurden, deren Hinterpfotenumfang ungefähr der inneren Lichtung 

 des Gummistopfens entsprach; das Fehlende wurde durch einen Heft- 

 pflasterstreifen ausgeglichen. 



Der Normalhund war durch wiederholte üebungen so dressirt,, dass 

 er unnarkotisirt stundenlang ruhig die linke Seitenlage innehielt. Es 

 wurde diese Lage absichtlich gewählt, um den Spitzenstoss deutlicher 

 fühlen und die Pulstrommel leichter appliciren zu können. War diese 

 vorschriftsmässig befestigt und mit der den Schreibhebel tragenden 

 Lufttrommel verbunden, so wurde der Gummistopfen der linken Hin- 

 terpfote angelegt, das Glasgefäss darüber geschoben und mittels des 

 Blechkranzes der sichere Verschluss bewerkstelligt. Darauf füllte man 

 das in Watte gehüllte Gefäss durch die enge Oeffnung mit Wasser 

 von Hauttemperatur, verband das Gefäss mit der erv^ähnten Glas- 



