FORTPPLANZUNGSGESCH-WINDIG-KEIT DER ELEKTROTON. V0RGÄ2fGE. 531 



variirt werden. Eine Theilung erlaubte, die jedesmalige Stellung des 

 Schlüssels genau abzulesen.^ 



Da es sich, bei diesen Versuchen darum handelte, von einem sehr 

 kurze Zeit dauernden Strom einen merklichen Ausschlag zu erhalten, so 

 musste die Dämpfung an der Bussole so klein wie möglich gemacht werden. 

 Zu diesem Zwecke und um zugleich den Ausschlag des Magnetes zu ver- 

 grössern, wurde der massive Dämpfer durch ein Paar kleiner Kollen 

 von 15000 Windungen feinen Drahtes ersetzt. Diese HülfsroUen waren 

 ihren Dimensionen nach dem entfernten Dämpfer vollständig gleich. Das 

 Gerüst jeder HülfsroUe bestand aus einer Kupferhülse, an deren Eud- 

 ränder kupferne Scheiben angelöthet wurden. Die HülfsroUen wirkten 

 noch so stark dämpfend auf den Magnet, dass dieser, insbesondere bei 

 geschlossenen lioUen, in seiner Gleichgewichtslage ruhig blieb. 



Als Magnet diente ein stark magnetisirter dünner Stahlring mit einem 



(Do O 



ihm angeklebten Spiegelsplitter. Das Trägheitsmoment des Magnetes 

 wurde auf diese Weise auch bedeutend verkleinert. Bei 264 "^"^ Abstand 

 des Hauy 'sehen Stabes betrug die Beruhigungszeit des von 500^° fallen- 

 den Magnetes 30 See; der Magnet vollzog dabei sechs Elongationen. 



Obschon, in Folge grosser Annäherung des Hauy'schen Stabes, die 

 täglichen Variationsschwingungen ziemlich bedeutend waren, ^ war es doch 

 immer leicht, sie von den stossartigen Ausschlägen in Folge der Ein- 

 wirkung der elektrotonischen Stromschwankungen zu unterscheiden. 



Bei der Beobachtung befanden sich immer beide Rollenpaare, die 

 eben beschriebenen HülfsroUen von 15000 Windunsfeu und die gewöhn- 



1 Sowohl der Gedanke: zu den Messungen sehr kleiner Zeiten das Federmyo- 

 graphion anzuwenden, als auch dessen praktische Ausführung gehören gemelnscliaft- 

 schaffclich mit mir Hrn. Dr. J. Gad au, der damals auch eine Eeihe von Versuchen un- 

 ternommen hatte , bei denen er analoger zeitmessender Vorrichtungen bedurfte. (S. oben 

 S. 256.) Auch sonst ist das Federmyographion sehr vervoUkommet, mit einem verbesser- 

 ten Schreibapparat und einer Vorrichtung zur Belastung und Ueberlastung des Muskels 

 im Helmholtz'schen Sinne versehen u. d. m. Federmyographien dieser Art liefert 

 die Sauerwald 'sehe Werkstatt (0. Plath, Berlin W., Kanonierstr. 43) und werden 

 dieselben auf Verlangen mit den in dieser Abhandlung beschriebenen Hülfsvorrich- 

 tungen versehen. Die Möglichkeit, das Federmyographion so zu gebrauchen, beruht 

 darauf, dass der Erfinder dasselbe jetzt mit einer Stimmgabel versehen hat, welche 

 durch einen von ihm construirten Mechanismus in demselben Augenblick in Schwin- 

 gungen versetzt werden kann, wo die Zeichenplatte ausgelöst wird. Die Stimm- 

 gabel verzeichnet auf der Zeichenplatte ihre Schwinguugscurve unter dem Myo- 

 gramm. Da die Gabel etwa 250 — 300 einfache Schwingungen in der Secunde macht, 

 von denen jede noch, mehrere Millimeter auf der Platte einnimmt, so hat es keine 

 Schwierigkeit, dergestalt Zeiten bis zu 0-0001 und nöthigenfalls noch weit kleinere 

 zu messen. Am besten geschehen die Messungen unter dem Mikroskop mit einem 

 Objectivmikrometer bei schwacher Vergrösserung. 



^ E. du Bois-Reymond, Gesammelte Äbliandlungen u. s. w,, Bd. I, S. 376 ff. 



34* 



