rOliTi'i-'LANZüNGSGESCHWINDIGKEIT BEli ELEKTÜOTON. VoKGÄNGi;. 537 



Stromes und dem Momente der lieizung des Nerven beliebig vuriirt 

 werden. Die auf det Peripherie des Schraubenkopfes befindliche Thei- 

 lung erlaubte jede Stellung der Schraube zu notiren. 



Um die kleinen Zeiten, welche verschiedenen Stellungen der Mikro- 

 meterschraube m entsprachen, genau messen zu können, erdachte ich 

 gemeinschaftlich mit Hrn. Dr. H. Gad folgende Vorrichtung: An den 

 Kopf des Hammers [KH) wurde ein besonderer Messingrahmen (i?, Fig. 5, 

 Taf. VIII) geschraubt, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist. Dieser 

 Rahmen trug eine kleine Glasplatte. Die Länge dieser Platte war etwas 

 grösser als der von ihr beim Falle des Hammers beschriebene Bogen, 

 so dass eine zeichnende Spitze, die bei der hohen Stellung des Hammers 

 die Glasplatte nahe ihrem unteren Rande berührte, nach dem Falle des 

 Hammers ihren oberen Rand nicht überragte. 



Die zeichnende Spitze war eine feine, an der Zinke einer speciell 

 dazu verwandten Stimmgabel befestigte stählerne Feder; an der anderen 

 Zinke der Stimmgabel wurde ein gleiches Gegengewicht angebracht. Die 

 Stimmgabel wurde an einem Holzklotze befestigt, der noch eine Spann- 

 vorrichtung trug. Diese letztere war im Princip dieselbe, welche Hr. 

 E. du Bois-Reymond an seinem Federmyographion angebracht hat. 

 (S. oben S. 529, Anm.) Sie bestand nämlich aus einem elliptischen Knopfe, 

 der mit seinem kleineren Durchmesser zwischen den Zinken der Stimm- 

 gabel geschoben werden kann, aber die Zinken auseinanderdrückt, wenn 

 er um einen rechten Winkel gedreht wird, so dass sein längerer Durch- 

 messer sich zwischen den Zinken befindet. Plötzliches Herausziehen des 

 Spanners mittels eines Hebels versetzt dann die Stimmgabel in Schwin- 

 gungen. 



Die zeichnende Feder wurde mit zweien über einander in einer 

 verticalen Linie angebrachten Schräubchen befestigt. Entsprechend dem 

 oberen der letzteren wurde in der Feder ein querer Schlitz gemacht. 

 In Folge dessen konnte, wenn beide Schräubchen etwas gelöst waren, die 

 Feder um das untere Schräubchen wie um eine Axe seitlich gedreht 

 werden. Diese kleine Vorrichtung hatte zum Zweck, mittels derselben 

 zeichnenden Pederspitze, welche später die Zeitcurve aufzeichnete, die 

 Stellungen des Hammers notiren zu können, die den Momenten der 

 Schliessung des Kettenkreises und der Oeffnung des inducirenden Stromes 

 bei jeder Stellung des Metallstiftes -p und der Mikrometerschraube m 

 entsprachen. 



Die Notirung dieser Hammerstellungen geschah auf folgende Weise. 

 Man verband den Quecksilberschlüssel {-p Q) und den Contactschlüssel (c) 

 mit den beiden einander gegenüberliegenden Paaren von Klemmschrauben 

 au einer Po hl' sehen Wippe mit ausgeuommenem Kreuze. Die beiden 



