538 S. TsCHiEJEw: 



mittleren Klemmschrauben der Wippe verband man mit dem Bussolkreise, 

 in den ein Stromzweig von bestimmter Stärke abgeleitet wurde. Zuerst 

 wurde der Bussolkreis mit dem Quecksilberschlüssel verbunden. Man 

 Hess jetzt die zeichnende Feder die berusste Glasplatte berühren und 

 senkte ganz allmählich den Hammer. Bei einer gewissen Stellung des 

 letzteren tauchte der Metallstift p in das Quecksilber Q, was sich durch 

 Ablenkung der Bussole kundgab. Nachdem die Stellung des Hammers, 

 bei welcher der Contact des Metallstiftes mit dem Quecksilber eben ein- 

 trat, mittels der Bussole genau ermittelt worden war, wurde die abge- 

 löste Feder der Stimmgabel zur Seite geschoben. 



Auf diese Weise konnte der Moment der Schliessung des Batterie- 

 kreises, d. h. des polarisirenden Stromes auf das Genaueste notirt werden. 

 Darauf legte man die Wippe um und verband dadurch den Bussolkreis 

 mit dem Contactschlüssel c Man fuhr fort den Hammer allmählich 

 weiter zu senken und notirte auf der Glasplatte auf ganz analoge Weise 

 die Momente der Oeffnung dieses Schlüssels bei verschiedenen Stellungen 

 der Mikrometerschraube m. 



Waren alle nöthigen Momente auf der berussten Glasplatte des Fall- 

 hammers notirt worden, so wurde die Feder an der Stimmgabel fest ange- 

 schraubt und der Hammer wieder gehoben, wobei natürlich die Feder- 

 spitze einen Bogen, als künftige Abscisse der Zeitcurve, zeichnete. Nun 

 versetzte man die Stimmgabel in Schwingungen und liess den Hammer 

 fallen. Die schwingende Feder zeichnete eine Wellencurve, mittels wel- 

 cher die Grösse der Abstände zwischen den früher notirten Linien mit 

 Hülfe eines Mikroskops sehr genau in Theilen einer Welle ermittelt 

 werden konnte. Unsere Stimmgabel wurde beiläufig ganz genau mit 

 einer König 'sehen Sti&imgabel von 512 einfachen Schwingungen in 

 der Secunde abgestimmt. Sie war an den Tisch geschraubt. Auch für 

 die Stabilität des Fallhammers wurde ausreichend gesorgt. 



Endlich bei der Wahl der Stellung des Metallstiftes p und der Mikro- 

 meterschraube wurde immer darauf Kücksicht genommen, dass die 

 Schliessung und die Oeffnung mit dem von allen störenden Einflüssen 

 freien Theile der Fallbahn des Hammers zusammenfielen. 



Noch ist Einiges über das Fallenlassen des Hammers zu bemerken. 

 Es ist leicht einzusehen, dass dies hier ein Punkt von grosser Wich- 

 tigkeit ist. Der Siemens'sche Fallhammer hat bekanntlich einen 

 Elektromagnet, um ihn in der Höhe halten zu können. Diese Vorrich- 

 tung ist sehr bequem; sie erfordert aber für die Gleichheit der Anfangs- 

 geschwindigkeit des Hammers 1) dass der Strom im Elektromagnet immer 

 dieselbe Stärke besitze; 2) dass die Oeffnung des Stromes immer mit 

 derselben Geschwindigkeit geschehe (wegen der Induction der Elektro- 



