80 Rudolf Metzner: 



holtz' sehen MyogTophions diente. Wir fanden dieselbe wegen ihrer Grösse, 

 der feinen Höhenverstellung der Muskelbefestigung, wegen der den Hart- 

 gummiboden durchsetzenden Stromzuleitungen u. s. w. für unsere Zwecke 

 sehr geeignet. 



Der am Tibialende befestigte Faden ging durch die kleine, am Boden 

 der Kammer befindhche Oeffnung abwärts und griff an den Schreibhebel 

 an. Dieser bestand aus einem kurzen Holzhebel, der als Verlängerung 

 einen Strohhalm, vorn als Schreibspitze eine dünn geschabte Federpose mit 

 umgebogener Spitze trug. Die Verkürzungen des Muskels wurden meist 

 in 3 bis 4facher Vergrösserung aufgeschrieben. Das Gewicht griff ent- 

 weder an einen um die Achse geschlungenen Faden, oder, wo sehr hohe 

 Belastungen erforderlich waren, auch direct unter dem Faden des Muskels 

 an; die Anordnung war in dem ersteren Fall eine isotonische. Das 

 Längenverhältniss der Hebelarme war derart, dass ein Gewicht von 31 •34^''™ 

 an der Achse einen Zug von 1 &™ am Muskel darstellte. 



In einer Anzahl von Versuchen wurde der vom Praeparat herabgehende 

 Faden auch mit anderen Einrichtungen verbunden, so mit dem Rahmen 

 des Arbeitssammlers oder noch mit einem anderen Schreibhebe], zur Ge- 

 winnung isometrischer Zuckungen. Es wird hierüber bei der Besprechung 

 der betreffenden Versuche das Erforderliche gesagt werden. 



Die Schreibspitze zeichnete ihre Bewegungen stets auf die berusste 

 Trommel eines Baltzar' sehen Kymographions auf. Bei der Beobachtung 

 von Zuckungen Hessen wir diese in der Regel bei stehender Trommel, als ver- 

 ticale Striche darstellen; bei der Beobachtung von Tetanis war natürlich 

 die Trommel in Rotation, Es zeichnete alsdann ein Jaquet' scher Chronograph 

 (mit Taschenuhrwerk) Fünftel-Secunden über den myographischen Curven. 



III.' 



Die Einrichtungen, welche zur Reizung, des Nerven bezw. des Muskels 

 getroffen waren, sind in Fig. 2 schematisch dargestellt. Die eine Art der 

 Reize waren Oeflfnungssehläge eines du Bois-Reymond 'scheu Schlitten- 

 inductoriums, dessen primären Strom für gewöhnlich ein Grove'sehes 

 Element heferte und der vermittelst des Spüleontactes U geöffnet und ge- 

 schlossen wurde. Die Schliessungssehläge des inducirten Stromes wurden 

 durch die Vorrichtung B — einen Abblender, dessen Einrichtung wohl 

 aus der Zeichnung ersichtlich ist — und zwar gewöhnlieh mit der Hand 

 abgeblendet. Sollten nur Inductionsreize, und zwar in bestimmten Inter- 

 vallen benützt werden, so wurde der Strom für die primäre Spirale (7) 

 selbstthätig durch ein Metronom mit Hilfe des Spüleontactes geöffnet 

 und geschlossen; durch einen an B geeignet angebrachten Elektromagnet 

 wurde dabei zugleich die Abbiendung der Schliessungssehläge bewirkt. 



