82 



Rudolf Metznee: 



sehr verschiedene Formen zu geben. Die ursprünglich bevorzugte Form _/~ , 

 eine einmalige hneare Stromschwankung, erschien für unsere Zwecke nicht 

 geeignet, da der am Schluss derselben andauernde Strom bei directer 

 Einwirkung auf den Muskel sehr häufig tetanisirend wirkt. Es empfahl 

 sich also mehr eine Form von der Art, dass der Strom sehr schnell wieder 

 auf Null absinkt. Wir benutzten fast immer eine Form _/~\_. Um 

 diese zu erzielen, muss man die Zuleitungselektroden, welche der abge- 

 schossene Stift successive passirt, in gleiche Abstände von einander bringen, 

 und es wurde die erste und letzte derselben mit dem Nullpunkt des Rheo- 

 chorddrahtes verbunden, die beiden mittleren aber unter einander und mit 

 dem Schieber des Rheochords verknüpft. Auf diese Weise erhält man in 

 der Zinkrinne des Rheonoms eine Vertheilung des elektrischen Potentials, 

 die der Curve _ /~\_ entspricht und in derselben Weise läuft die Strom- 



Sch- 



Fig. 3. 

 Schema des mit 5 Elektroden ausgerüsteten 

 Federrheononis. TVNullpunkt; Seh Schieber 

 des Rheochorddrahtes, Rhn die Rheonom- 

 rlnne; a,h,o,ä die vier Zuleitungselektroden; 

 die feste, s die bewegliche Ableitungs- 

 elektrode (der abzuschiessende Stift). 



Fig. 4. 



Schema der elektrischen Sirene. M. der 



feste Elektromagnet; IR das Inductions- 



röllchen; Scli die um die Achse A roti- 



rende Messingscheibe mit Eisenzähnen. 



Die 



Schwankung ab, wenn der Stift längs der Rheonomrinne dahingleitet, 

 nebenstehende Figur mag die Einrichtung erläutern. 



Was die Geschwindigkeiten der benutzten Stromschwankungen anlangt, 

 so benutzten wir fast durchgängig eine solche Anordnung, dass die Zulei- 

 tungselektroden je 20 Theilstriche von einander abstanden, die Geschwin- 

 digkeit des abgeschossenen Stiftes 454 M./Sec. betrug. Die Dauer der 

 ganzen Stromschwankung behef sich dann auf 0-133 See, die Dauer des 

 Anstiegs also 0-044 See. 



Was die tetanisirenden Reize anlangt, so wurde zur Erzeugung der 

 schnellen Stromoscillationen, wie oben schon erwähnt, die elektrische Sirene 

 verwendet. Das Princip des Apparates,- welches in ähnlicher Weise be- 

 reits von Grützner, neuerlichst von Kohnstamm angewandt wurde, ist 

 dieses, dass zwischen dem Pole eines starken Elektromagnetes (J/ in der 



