Arbeitsleistung und Wäemebildung im Muskel. 83 



schematiscbeii Fig. 4) und einem von einer Drahtspirale umgebenen Eisen- 

 l{ern (Ä und E), eine um die Axe A rotirende Scheibe läuft, welche an 

 ihrer Peripherie 30 Eisenzähne eingesetzt hat. Bei dem Passiren jedes 

 Zahnes entstellt eine Schwankung des Magnetismus in E und somit eine 

 Stromoscillation in den Drahtwindungen der Rolle (sofern der Kreis ge- 

 schlossen ist). Die Breite der Eisenzähne war gleich ihrem Abstände von 

 einander und es dürften hierbei, wie die Beobachtung mit dem Telephon be- 

 stätigt, annähernd sinusförmige Stromoscillationen entstehen. Die Zahl der 

 ganzen Oscillationen ist gleich der Zahl der während dieser Zeit vorüber- 

 laufenden Eisenzähne. 



Der Eisenkern E besteht aus einem Bündel gutlackirter feinster Blu- 

 niendrähte. Vermittelst Schraubenvorrichtung konnte sowohl das Induc- 

 tionsröllchen (sammt seinem Eisenkern) wie auch der Elektromagnet M der 

 Scheibe angenähert oder von ihr entfernt werden, wodurch eine gröbere 

 Variirung der Reizstärke zu erzielen war. Da sich hierbei jedoch die 

 Stromstärken sehr stark änderten, so benutzten wir dies Verfahren nur, um 

 am Anfange die Ströme auf etwa passende Stärke einzustellen, verwen- 

 deten aber zur feineren Abstufung eine Nebenschliessuug von grossen 

 Widerstände. Ein Siemens' scher Widerstandskasten erwies sich hier sehr 

 geeignet: es wurden an demselben etwa 50 bis 1000 S. E. eingestöpselt. 



Die Frequenz der Oscillationen anlangend, so gaben wir der Scheibe 

 meist eine Rotationsgeschwindigkeit von 20 bis 30 Umläufen per Secunde, 

 so dass die Oscillationsfrequenz 600 bis 900 per See. betrug. Die Scheibe 

 wurde von einer kleinen Turbine getrieben, deren Geschwindigkeit durch 

 Regulirung des Wasserzuflusses in weiten Grrenzen geändert werden konnte. 

 Da es nicht wünschenswerth war, die Sirene dauernd laufen zu lassen, 

 andererseits aber dahin gestrebt werden musste, in den aufeinander folgenden 

 Reizungen wieder dieselbe Geschwindigkeit zu haben, so waren vor die 

 Turbine zwei Hähne geschaltet, von denen der eine ganz geöflfnet oder ge- 

 schlossen wurde, während die Einstellung des anderen passend gewählt und 

 unverändert belassen wurde. Es war ein Mangel unserer Versuchseinrich- 

 tung, dass sich, wegen der unregelmässigen Schwankungen des Druckes 

 in der Wasserleitung, eine ganz genaue Constanz der Drehungsgeschwindig- 

 keiten nicht erhalten liess. Es war dies vor Allem eine gewisse Unbequem- 

 lichkeit, da in Folge dessen öfter die betreffenden Tetani zu hoch oder zu 

 niedrig wurden. Abgesehen hiervon, waren die Ungleichheiten der Oscil- 

 lationsfrequenz kein Nachtheil; denn da es, nicht unsere Absicht war, die 

 Frequenzen systematisch zu variiren, sondern nur eine sehr hohe mit einer 

 sehr geringen zu vergleichen , so war der Zweck des Versuchs erreicht, 

 sobald Tetani von geeigneter Höhe erzielt waren, ohne Rücksicht darauf, 

 ob die Oscillationsfrequenz z. B. 800 oder 850 per Secunde betragen hatte. 



