86 Rudolf Metznek: 



steü Grade empfindlich. Die Beschaffenheit des Uhrwerks, die Ueber- 

 tragung mittelst Schnurlaufs legte die Gefahr solcher Stösse nahe. Nach 

 mancherlei vergeblichen Versuchen entschlossen wir uns endlich zu dem 

 einfachsten Verfahren, das Rheonom, ähnlich wie die von Fick und v. Kries 

 angewandten Gewichtstrommeln, durch ein Gewicht anzutreiben und zur 

 Reizung die ihm so ertheite, vermöge der Trägheit andauernde Bewegung 

 zu benutzen. Die Einrichtung wurde zu dem Zwecke so getroflen, dass 

 das antreibende Gewicht an einem in der Antriebscheibe steckenden Stift 

 aufgehangen wurde; es fällt demnach ab, sobald die Scheibe um ein be- 

 stimmtes Stück eines Umlaufs gedreht worden ist. Mau hängt also das 

 Gewicht an, dreht es um einen bestimmten Bruchtheil eines Umlaufs auf 

 (meist benutzten wir ein viertel oder einen halben) und lässt im ge- 

 wünschten Augenblick das Rheonom los. Es läuft dann während einer 

 halben (resp. viertel) Umdrehung mit beschleunigter Geschwindigkeit und 

 dann annähernd constant weiter. ^ Die allmählige Abnahme der Geschwin- 

 digkeit, die natürlich in Eolge der Reibung allmählich eintritt, war durch 

 die Anbringung einer schweren Schwungscheibe gering gemacht ; sie war 

 für unsere Zwecke um so weniger ein Fehler, als, wie später zu erwähnen 

 sein wird, die Sirenen-Tetani stets schneller, als die Rheonom-Tetani ab- 

 sanken. Eine allmähliche Verminderung der Drehungsgeschwindigkeit und 

 somit der Reizstärke beim Rheonom konnte also nur die beiden Tetanus- 

 formen einander ähnlicher machen, was für die Vergleichung der Wärme- 

 bildungen ein Vortheil war. 



Zu erwähnen ist noch Einiges über die zeitliche Begrenzung der teta- 

 nischen Reize. Diese (wir wählten meist eine Dauer von drei oder fünf 

 Secunden) geschah für den Sirenen-Reiz durch Oeffnung und Schliessung 

 der oben erwähnten Abbiendung, welche nach dem Schlage eines Metro- 

 noms mit der Hand bewerkstelligt wurde. Bei den langsameren Oscilla- 

 tionen des Rheonoms stösst man aber auf eine eigeuthümliche Schwierig- 

 keit, wenn man ebenso verfahren oder etwa den dem Rheonom selbst 

 zugeführten Strom in einem bestimmten Zeitpunkte während seines Ganges 

 schliessen will. Es hängt nämlich dann ganz vom Zufall ab, bei welcher 

 Stellung der Rheonomstifte die Schliessung erfolgt. Ist dies der Fall bei 

 einer Stellung, die ein Maximum des Stroms in das Praeparat liefert, so 

 erhält man eine momentane Entstehung einer ansehnlichen Stromstärke 

 im Praeparat und einen erheblich zu starken, nur einmaligen Reiz, ent- 

 sprechend einem Stromverlauf wie der nebenstehend gezeichnete (Fig. 6). Mau 

 sieht daher in der That hierbei zuweilen einfache, ziemhch hohe Zuckungen 

 mit sich anschliessendem, ganz kleinem Tetanus. Um derlei Störungen zu 



^ Vgl. die ganz analoge Einrichtung der Gewichtstrommel bei v. Kries, Unttr- 

 suchungen zur Mechanili des quergestreiften Muskels. Dies Archiv. 1892. 



