Arbeitsleistung und Wärmebildung im Muskel. 87 



vermeideu, zogen wir vor, den Strom bei noch stehendem Rheonom zu 

 schliessen und zur Reizung die Bewegung des Rbeonoms von Anfang an, 

 also auch den durch den Zug des Gewichts beschleunigten Theil zu benutzen. 

 Wir stellten also den Rheonomstift so, dass kein Strom ia das Praeparat 

 geschickt wurde, schlössen dann deu Strom und liessen (mit einem Schlage 

 des Metronoms) das Rheonom anlaufen. Bei einer Geschwindigkeit von 

 vier Umdrehungen in der Secunde erreichen die Reize dann in Yig ^i^ Vs 

 Secunde ihre volle Höhe. Am Schlüsse der festgesetzten Reizdauer, wird 

 dann der Strom unterbrochen, wobei nun 

 freilich auch wieder eine momentane Unter- 

 brechung nicht zu vermeiden ist; allein die Fig. 6. 

 Wirkung dieser ist nur in den seltensten Stromverlauf bei plötzlicher 

 Fällen so erheblich, dass sie sich als Störung Schliessung und Ableitung vom 



-, m i. 1 1 T 1, 1 i rotireuden Rheonom. 



in den ietanuscurven bemerklich machte. 



Man sieht aus dieser Darstellung, dass in mancher Beziehung die 

 Reize nicht ganz so gestaltet werden konnten, wie man im Interesse mög- 

 lichst einfacher Verhältnisse für das Praeparat es hätte wünschen können. 

 Es sei daher nochmals darauf hingewiesen, dass als die eigentlich maass- 

 gebende Grundlage für den Vergleich der Wärmebildungen die zur 

 Erscheinung kommenden und aufgezeichneten Muskelthätigkeiten anzu- 

 sehen sind. 



IV. 



Zum Messen der Erwärmung des Muskels wurde eine zwölfgliederige 

 Thermosäule benützt, wie sie nach den Angaben A. Fick's von dem 

 Mechaniker Zw eck er in Würzburg gefertigt werden. Die sorgfältig von 

 einander isolirten Elemente derselben stellen eine verlöthete Neusilber- 

 Eisen-Combination dar. Diejenige Löthstellenpartie , welche zwischen die 

 Muskelmassen versenkt werden sollte, war messerdünn und nur 8 ""^ lang, 

 so dass sie nur Ve ^i^ Vs ^^^ 40 bis 50 ""^ langen Praeparate einnahm. 

 Die Elemente waren auf jeder Seite nur 6 resp. 10 "^"^ frei; die Mitte war, 

 sammt den Löthstellen der Leitungsdrähte, in eine prismatische Gypsmasse 

 eingeschlossen, die durch einen Firniss vor dem Eindringen von Flüssig- 

 keit geschützt war. Die zur Lagerung zwischen die Muskeln bestimmte 

 Seite der Säule wurde mit Guttaperchapapier sorgfältig überzogen und 

 dieser Ueberzug häufig erneuert, um jedes Eindringen von Reizströmen in 

 deu Thermokreis zu vermeiden. Die andere Seite war mit einem starken 

 Schellacküberzug versehen; sie wurde während des Versuches mit einem 

 Wattebausch bekleidet, nachdem wir uns überzeugt hatten, dass auf diese 

 Weise ein ebenso vollkommener Schutz gegen etwaige Luftströmungen in 

 der feuchten Kammer gegeben war, als wenn wir die Löthstellen nach 



